(441) 



effectivement une méthode de ce genre que nous allons indiquer en peu de 

 mots. 



» Nous prenons pour corps rayonnant une lame de platine très-mince de 

 i8 millimètres de largeur et 75 millimètres de longueur que nous portons à 

 volonté à toutes les températures comprises entre 100 et 600 degrés à l'aide 

 d'une pile de Bunsen d'une trentaine de couples, le plus souvent assemblés 

 quatre à quatre. Ce mode d'écliauffement a un avantage considérable qu'un 

 mot suffira pour faire apprécier. Il permet d'élever ou d'abaisser, pour ainsi 

 dire, instantanément lu température en augmentant ou réduisant le nombre 

 dea couples qui font partie du circuit. On peut ainsi vérifier à tout instant 

 que la surface n'est pas altérée d'une manière permanente, et, sans dépla- 

 cer la lame, sans déplacer l'appareil mesureur, lire successivement et alter- 

 nativement quelle est la valeur du pouvoir émissif à 1 00 et à 5oo ou 600 de- 

 grés. 



» Notre méthode de mesure présente une innovation non moins grande. 

 Elle consiste essentiellement dans l'emploi simultané de deux appareils ther- 

 mo-électriques, comparés d'avance, dont l'un sert de témoin, et rend les 

 résultats parfaitement sûrs, même quand il s'agit de mesurer des rayon- 

 nements qui varient d'un moment à l'autre. 



» Yoici comment on peut concevoir la marche des opérations : 



» On recouvre les deux faces de la lame d'un enduit identique, de noir de 

 futnée par exemple (i). On porte la lame à 100, 3oo, 4oo degrés, et l'on dé- 

 termine par tâtonnement la position des deux piles thermoscopiques pour 

 qu'elles donnent les mêmes déviations sous l'influence simultanée des deux 

 rayonnements. Cela fait, on remplace l'un des enduits par un autre, tel que 

 du borate de plomb, et l'on observe de nouveau siniultaiiéinent les deux 

 émissions. Si la chaleur envoyée par le noir de fumée reste exactement la 

 même, le rapport des deux déviations produites par les rayonnements de 

 l'autre face, successivement couverte de noir de fumée et de borate de plomb, 

 donne le pouvoir émissif de la dernière substance. Si la source a un peu 

 varié, si la température s'est un peu élevée ou abaissée, la correction peut 

 se faire immédiatement. 



» Il est facile de voir qu'on peut arriver aux mêmes résultats en modi- 

 fiant légèrement le procédé ; et qu'il n'est pas nécessaire d'amener les deux 

 lippareils thermo-électriques à donner exactement les mêmes déviations 



(i) Dans quelques cas, quand on veut atteindre des températures un peu hautes, il faut 

 remplacer le noir de fumée qui brûle ou se soulève par un mélange formé de très-peu de 

 t)orat€ d€ plomb et de beaucoup d'oxyde de cuivre. 



* 



