(77' ) 

 nature à indiquer, il peut, lorsqu'il est maintenu en position horizontale, 

 conserver rigoureusement la notation du maximum de température auquel 

 il a été exposé. 



» On conçoit combien il est injportant, polir les recherches physiolo- 

 giques, de pouvoir plonger l'instrument thermométrique au delà du niveau 

 de la colonne mercurielle dans les organes dont il s'agit d'étudier l'état 

 thermique, de l'y laisser séjourner, et de l'eu retirer rapportant invariable- 

 ment la notation maxima la plus rigoureuse. 



» Voici comment cet instrument est rendu propre à ce genre d'expé- 

 riences. 



» Le thermomètre métastatique, destiné à conserver l'indication du 

 maximum, a été construit de telle sorte qu'après avoir fait bouillir le mer- 

 cure dans le réservoir, dans l'intérieur de la tige et dans la chambre supé- 

 rieure, on a réservé, dans cette chambre, une très-petite quantité d'air sec. 



» Avant de mettre l'instrument en expérience, il est facile de faire passer 

 une partie de cet air sec, dont la longueur égale luie à deux divisions, de 

 la chambre supérieure dans la tige où l'on introduit ensuite une nouvelle 

 colonne de mercure. 



» La colonne thermométrique se trouve ainsi séparée dans la tige par la 

 petite masse d'air qu'on y a introduite. 



» L'instrument étant disposé de la sorte, il est évident que lorsqu'il y 

 a accroissement de température, le mercure en se dilatant pousse la pe- 

 tite colonne d'air qui, à son tour, pousse elle-même la colonne de mercure 

 qui lui est superposée. 



» Lorsqu'ensuite la température vient à s'abaisser, le mercure, en se contrac- 

 tant, rentre dans le réservoir et dans la partie inférieure de la tige, mais en 

 se séparant complètement de la colonne supérieure qui reste au maximum 

 de température auquel l'instrument a été exposé et en conserve l'indi- 

 cation. 



» Après l'expérience, il suffit de redresser le thermomètre métastatique 

 poTir que la colonne de mercure et la petite masse d'air qui la sépare 

 reprennent leur position normale. 



» Le nombre de divisions correspondant à la valeur du degré est déter- 

 miné à l'avance, et si, au moyen de deux ou trois expériences à température 

 différente, on tient compte de l'inégalité de dilatation de la petite masse 

 d'air interposée, et de la résistance que peut opposer celle qui reste dans la 

 chambre supérieure, on aies éléments d'une Table qui donne l'indication 

 précise et rigoureuse des résultats observés. 



