( I027 ) 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Note sur un régulateur électrique pour la chaleur, 

 ajant pour but de rendre constante et de porter à un degré voulu la 

 température d'un espace limité; par M. Th. du Moncel. 



« Il est souvent important, pour certaines expériences de physique ou de 

 chimie, ou même d'embryologie, de pouvoir agir dans un milieu dont la 

 température soit rigoureusement constante et à un degré voulu. Dans ce 

 but, j'ai fait construire un petit appareil au moyen duquel la température, 

 dans un espace limité, peut être refroidie ou réchauffée sous l'influence seule 

 du thermomètre et avec l'intermédiaire de l'électricité. 



» Cet appareil consiste essentiellement dans un thermomètre à tube ou- 

 vert, dont la colonne mercurielle peut réagir sur deux circuits électriques 

 en rapport avec deux électro-aimants ayant action sur deux bouches de 

 chaleur. Le thermomètre est placé à l'intérieur de la cage de verre ou du 

 •globe dans lequel les expériences doivent être faites, et dont les bords sont 

 soigneusement rodés, afin d'éviter l'introduction trop facile de l'air ambiant 

 à l'intérieur. Les deux bouches de chaleur sont placées de chaque côté du 

 globe et communiquent par des tubes métalliques, l'une avec un foyer 

 calorifique placé à distance, l'autre avec un ballon rempli de glace et her- 

 métiquement fermé. 



» Enfin, les électro-aimants, fixés à l'intérieur du globe, ont leur arma- 

 ture articulée à un levier qui peut, en tournant un disque troué placé der- 

 rière les bouches de chaleur, ouvrir une communication entre l'intérieur du 

 globe et les sources calorifiques et réfrigérantes. 



» Un des pôles d'une pile de Daniell communique métalliquement au 

 mercure du thermomètre, tandis que l'autre pôle, en rapport avec les élec- 

 tro-aimants, correspond, d'une part, à une pointe de platine soutenue au 

 dessus du mercure du tube par une tige à crémaillère, et, de l'autre, à une 

 capsule remplie de mercure, également montée sur une crémaillère. Ces 

 deux crémaillères sont mises en mouvement par deux pignons d'un assez 

 grand diamètre pour qu'un tour complet, accompli par eux, corresponde à 

 la longueur de l'échelle thermométrique. En divisant donc la circonférence 

 du bouton qui leur correspond en autant de parties égales qu'il y a de 

 degrés sur l'échelle thermométrique, on peut, au moyen d'un repère, sa- 

 voir de combien de degrés du thermomètre on avance ou on recule la 

 pointe de platine ou la capsule en tournant ces boutons. D'un autre côté, 

 le mercure du thermomètre supporte un petit flotteur qui, par l'intermé- 

 diaire d'un fil de platine recourbé, peut indiquer au dehors l'élévation ou 



l32.. 



