(6.5) 



inière polarisée qui traverse l'appareil , on développe le magnétisme de 

 l'électro-aimant, et l'on fait tourner le prisme biréfringent qui sert d'analy- 

 seur jusqu'à ce que l'œil reconnaisse la teinte de passage; on déplace 

 alors la substance transparente parallèlement à elle-même (afin que le 

 faisceau lumineux en traverse toujours la même épaisseur ) : tant que 

 l'on n'amène pas la substance presque au contact des armatures , la 

 teinte de passage ne souffre aucune modification. 



» Cette difficulté écartée, j'ai cherché s'il existait une relation simple en- 

 tre l'intensité des forces magnétiques et la rotation du plan de polarisa- 

 tion d'un rayon de lumière qui traverse une substance transparente paral- 

 lèlement à la direction de ces forces. J'ai mesuré la rotation du plan de 

 polarisation par les moyens généralement usités, spécialement par l'obser- 

 vation de la teinte de passage (i). Quant à l'intensité des forces magnéti- 

 ques, je l'ai déterminée à l'aide du principe suivant qu'ont établi les re- 

 cherches de M. Neumann et de M. Weber sur l'induction. Si l'on dispose 

 im conducteur circulaire de manière que son plan soit parallèle à la di- 

 rection de la force magnétique, et qu'ensuite, par un mouvement de ro- 

 tation, on l'amène à être perpendiculaire à cette direction, le courant 

 induit dans le conducteur circulaire est proportionnel à l'intensité de la 

 force magnétique. En conséquence, j'ai fait construire avec du fil de cuivre 

 deo'"™,75 de diamètre une petite bobine d'environ 3o millimètres de diamè- 

 tre sur i5 millimètres de hauteur, montée de manière à pouvoir tourner 

 de 90 degrés autour d'un de ses diamètres. Dans chaque expérience j'ai placé 

 cette bobine entre les armatures de l'électro-aimant, au point même où je 

 devais ensuite placer la substance transparente ; je l'ai disposée de façon 

 que son plan fût parallèle à la ligne des pôles, et que le diamètre autour 

 duquel elle pouvait tourner fût perpendiculaire à cette même ligne; je n'ai 

 eu qu'à lui imprimer une rotation de 9odegrés,et à mesurer le courant in- 

 duit développé de cette manière pour mesurer l'intensité de la force magnéti- 

 que (a). Substituant alors à la bobine la substance transparente à étudier, 

 j'ai déterminé l'azimut de la teinte de passage, j'ai renversé le sens du 



(i) Je me servais d'une petite lunette portant au devant de son objectif un prisme 

 biréfringent achromatisé , et montée de manière qu'on pût la faire tourner autour de son 

 axe, et mesurer exactement l'angle de rotation. Cette partie de l'appareil avait été con- 

 struite par M. Brunner. 



(2) La mesure du courant induit s'effectuait à l'aide d'un galvanomètre construit par 

 M. Ruhrakorff, suivant le système de M. Wilhelm Weber. 



