( 77» ) 



PHYSIQUE. — SiM' l'emploi du thermomètre métastatique à mercure comme 

 thermomètre à maximum; par M. Walferdin. 



(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Despretz.) 



« L'applicatiou des échelles arbitraires , aujourd'hui adoptées pour tous 

 les thermomètres de précision , parce qu'elles permettent seules de corriger 

 rigoureusement le défaut de cylindricité des tubes thermométriques, a 

 donné lieu aux différents systèmes d'instruments que j'ai successivement 

 proposés. 



» J'appellerai l'attention de l'Académie sur celui de ces systèmes qui est 

 le moins connu, le thermomètre métastatique à mercure, et sur les modi- 

 fications que, par suite de l'emploi des échelles arbitraires, il peut subir 

 entre les mains de l'observateur, suivant la nature des expériences aux- 

 quelles on veut l'approprier. 



» On sait qu'au moyen d'une ou de plusieurs chambres coniques verti- 

 cales ou inclinées qui le terminent à sa partie supérieure, et qui sont desti- 

 nées à recevoir la quantité de mercure que l'on détache à volonté de la tige, 

 im seul thermomètre métastatique peut indiquer, avec la même sensibilité 

 et la même précision, toutes les températures que le mercure supporte à 

 l'état liquide : il remplace ainsi le jeu de thermomètres qu'il était néces- 

 saire d'employer pour obtenir le même résultat. 



» D'une part, l'échelle thermométrique ne se trouvant plus limitée comme 

 dans le thermomètre ordinaire, et, de l'autre, la course de l'instrument 

 pouvant être restreinte à un petit nombre de degrés seulement, il m'a été 

 facile de réserver plus d'espace que dans aucun autre thermomètre pour la 

 valeur du degré, sans dépasser la longueur ordinaire des tiges, soit que, 

 comme dans mes instruments à déversement, la capacité du réservoir leur 

 donne une grande marche, soit que, dans mes thermomètres différentiels, 

 dans l'hypsotherraomètre et le thermomètre métastatique, l'emploi exclusif 

 des tubes les plus capillaires qu'on puisse fabriquer permette de réduire les 

 réservoirs à un très-petit volume et d'obtenir néanmoins de longs degrés. 



» Dans les expériences auxquelles M. Cl. Bernard a bien voulu, sur 

 l'invitation de M. Magendie, me faire concourir pour vérifier quelques-uns 

 des beaux résultats pour lesquels l'Académie vient de lui décerner le prix 

 de Physiologie expérimentale, le thermomètre métastatique a pu servir à 

 déterminer avec précision les plus faibles différences de température. 



» Mais, indépendamment de la faculté qu'a cet instrument de don- 

 ner, à toute température, les plus longs degrés que le mercure soit de 



