( 8.5 ) 



MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 



PHYSIQUE. — Mémoire sur la mesure de la variation de longueur des lames 

 ou règles soumises à l'action de leur propre poids ; pour servir de correc- 

 tif aux mesures linéaires ; par M. J.-T. Silbermaniv. (Extrait par l'au- 

 teur. ) 



(Renvoi à l'examen de la Commission nommée dans la séance du i4 fé- 

 vrier i853 pour un Mémoire du même auteur dont celui-ci forme le com- 

 plément : Commissaires, MM. Regnault, Laugier, Morin.) 



« Il est hors de doute qu'une règle suspendue verticalement par sa par- 

 tie supérieure doit s'allonger sous l'effet de son propre poids, de même 

 qu'elle doit se raccourcir quand elle est portée par sa base, et que, par 

 conséquent, elle n'a plus la même longueur que dans sa position horizon- 

 tale qui est la position ordinairement adoptée dans la comparaison. 



» Cette variation de longueur n'a pas encore été prise en considération, 

 parce qu'on la jugeait insignifiante; s'il en est ainsi dans beaucoup de cas, 

 on va voir qu'il n'en saurait plus être de même quand il s'agit de détermi- 

 nations précises. 



» Pour mesurer cette variation, l'auteur s'est servi d'un système de deux 

 règles accouplées, l'une en platine, l'autre en bronze , formant ensemble 

 un thermomètre de Borda, disposition adoptée par l'auteur pour les mètres 

 types qu'il a eu occasion de faire construire pour l'exposition de Londres et 

 pour les États-Unis. [J^oir les Comptes rendus de l'Académie des Sciences 

 du i4 février i853, et les Bulletins d'août et de septembre i853 de la So- 

 ciété d'Encouragement. ) 



» Le premier de ces types métriques, appartenant au Conservatoire des 

 Arts et Métiers, est celui qui a servi à ces recherches ; voici brièvement sa 

 disposition : la règle de platine couvre celle en bronze et y est attachée vers 

 l'une de ses extrémités par une vis à centre conique qui les traverse toutes 

 deux; à gôS millimètres du centre de cette vis, se trouve la ligne o du ver- 

 nier retenu à vis contre le flanc de la règle de bronze : ce vernier correspond 

 à une division tracée sur le plat de la règle en platine, et donne les varia- 

 tions de longueur en centièmes de millimètre; enfin, il permet, à l'aide 

 de loupe, d'estimer les millièmes. 



» Un vernier et une division se trouvent en face du centre conique pour 

 en constater l'invariabilité. 



