( 89' ) 

 rience un simple conducteur imprégné de la solution saline, on observe lui 

 courant inverse dû à la polarisation des lames. Ce courant prouve, par sou 

 intensité, l'énergie de la cause qui annule les effets sensibles du courant 

 musculaire. Si l'on veut déterminer la force éleclromotrice par la méthode 

 d'opposition, cette polarisation des lames constitue un obstacle sérieux. Je 

 suis arrivé à faire disparaître entièrement ce phénomène perturbateur par le 

 moyen suivant : 



» Conservant la disposition ingénieuse adoptée par M. du Bois-Reymond, 

 je remplace la dissolution de chlorure de sodium par une solution de sul- 

 fate de zinc pur et neutre, amenée à son maximum de conductibilité, et je 

 substitue aux lames de platine deux plaques identiques de zinc purifié par 

 plusieurs distillations. ^ 



)' Lorsque les lames de zinc sont plongées depuis un certain temps dans 

 le liquide conducteur, si l'on ferme le circuit, on n'observe pas de dévia- 

 tion au galvanomètre sensible placé sur son trajet; mais ce procédé a, pour 

 l'objet spécial de ces recherches, un avantage incontestable : il rend impos- 

 sible toute espèce de polarisation. Il faut, pour comprendre ce résultat, 

 remarquer que les électrodes servant à faire passer le courant à travers le 

 liquide, sont formés du métal même qui entre dans la dissolution, et que, 

 par conséquent, les effets électrolytiques ne venant pas modifier la natine 

 chimique des lames, les tensions inverses dues à des dépôts hétérogènes ne 

 peuvent pas se développer. 



» Comme la sensibilité du galvanomètre doit être très-grande dans ces 

 expériences, et que le plus faible défaut d'homogénéité du zinc suffit pour 

 produire une déviation, avant de mettre l'élément musculaire en opposition 

 avec la série des unités thermo-électriques, il importe de s'assurer, en fer- 

 mant le circuit par un conducteur liquide, que l'aiguille demeure immobile -, 

 ce qui est rare. 



» Dans le cas où l'on constate une déviation permanente, on doit 

 l'annuler, car la méthode exige que l'aiguille du galvanomètre soit au zéro, 

 tant que l'on n'a introduit aucun appareil rhéomoteur dans le circuit. 



» Je me sers, pour parvenir simplement à ce but, d'un couple thermo- 

 électrique auxiliaire dont l'une des soudures est à o degré, tandis que 

 l'autre est plongée dans un bain d'eau dont la température est maintenue 

 au degré nécessaire pour que le faible courant engendré détruise l'effet de 

 l'hétérogénéité; alors seulement on procède aux mesures. 



» M. du Bois-Reymond, en fixant les lois du courant musculaire, a 



