( 1028 ) 



l'abaissement de la colonne mercurielle par rapport à l'échelle thermoraé- 

 trique, et comme ce fil de platine, dans l'ascension et la descente du flot- 

 teur, peut se mouvoir au dessus de la capsule remplie de mercure, on se 

 trouve avoir, de cette manière, deux systèmes au moyen desquels un circuit 

 électi'ique peut être fermé suivant l'ascension ou la descente du mercure 

 dans le thermomètre, ou, ce qui revient au même, suivant l'élévation ou 

 l'abaissement de la température. Voici alors ce qui arrive quand on veut 

 maintenir l'intérieur du globe à une température constante, par exemple 

 à 5 degrés. 



» On abaisse d'abord la pointe de platine, circulant dans le tube à 5 de- 

 giés, ce qui est facile, puisqu'il ne s'agit que de faire arriver le n° 5 du 

 bouton devant le repère (le bouton, bien entendu, est fixé à l'extérieur). 

 Si la température ambiante du globe est plus élevée, la pointe plonge dans 

 le mercure d'une certaine quantité; par conséquent, le circuit électrique 

 est fermé à travers l'électro-aimant de la bouche réfrigérante. La tem- 

 pérature s'abaisse donc jusqu'à ce que le mercure du thermomètre se soit 

 retiré au-dessous de la pointe de platine ; alors le courant se trouve inter- 

 rompu, et la bouche réfrigérante est fermée. On fait alors arriver la cap- 

 sule remplie de mercure un peu au dessous du cinquième degré, et il peut 

 en résulter deux choses : ou la température du globe, après cet abaisse- 

 ment forcé, tendra à monter, ou bien elle tendra à descendre. Si elle monte, 

 le mercure du tube thermométrique rencontrera la pointe de platine, sous 

 l'influence de laquelle il s'était déjà abaissé, et il fléchira de nouveau. Si 

 elle baisse, le fil du flotteur rencontrera le mercure de la capsule, et le 

 thermomètre montera. Le globe se trouvera donc forcément avoir une 

 température qui ne pourra varier que d'une quantité aussi petite qu'on le 

 voudra. » 



M. Danjou de la Garenne rappelle une Note qu'il a précédenuiient adres- 

 sée, concernant un nouveau système d'enrayage destiné à prévenir ou à 

 atténuer les accidents qui surviennent sur les chemins de fer. 



La même Lettre renferme, en outre, des renseignements relatifs à 

 certaines pierres druidiques que l'on trouve dans les environs de Fougères 

 ( llle-et-Vilaine), et enfin l'indication d'un fait géologique observé par l'au- 

 teur dans le même pays : « C'est un dépôt de silex caverneux (meulière), 

 reposant immédiatement sur le granit, en rognons, formant une couche 

 mince et peu étendue, dans de l'argile fortement teintée par l'oxyde de fer. 

 Les Zoophytes (Polypiers et Échinodermes) que l'on y rencontre prouvent 



