(6 79 ) 



§ I er . — Dfs instruments qui ont servi aux observations. 



» i°. Le cercle mural de Fortin est divisé de 5 en 5 minutes de degré; 

 la graduation de o à 36o degrés est gravée sur le limbe, de manière que si 

 l'on place le zéro a l'extrémité sud du diamètre horizontal, on pourra sui- 

 vre (le cercle restant immobile) les divisions croissantes, en s'avançant vers 

 le nord par le zénith. 



» Il résulte naturellement de cette disposition, que quand on fait mou- 

 voir le cercle du nord vers le sud en passant par le zénith, on amène ainsi 

 sous l'index les divisions croissantes. 



» i°. Sur le mur massif en pierre de taille dont les fondations sont à une 

 profondeur de io mètres au-dessous du sol, et à travers lequel passe l'axe 

 horizontal du cercle, sont fixés solidement six microscopes A, B, C, D, E, F, 

 pourvus de tous les moyens de rectification, soit pour le foyer, soit pour la 

 direction de l'axe optique sur les divisions du cercle. En faisant varier con- 

 venablement les distances focales de ces microscopes, les vis micrométri- 

 ques ont été amenées à exprimer exactement une demi-minute pour chaque 

 tour de révolution, et les divisions de la tète de vis, chacune une demi- 

 seconde de degré. 



» Les microscopes sont opposés deux à deux à 180 degrés, et à 6o degrés 

 les uns des autres, dans l'ordre croissant des divisions, gravées sur la cir- 

 conférence du cercle. L'index fixe correspond exactement à 3 degrés au- 

 dessus du foyer du premier microscope A du côté du sud. 



» 3°. Sous le cercle mural, un second cercle est solidement fixé par des 

 boulons au massif de pierre ; il porte les vis de rappel qui servent à amener 

 le pointé de la lunette sur les astres. 



» C'est à ce cercle invariable que, sur l'autorisation bienveillante de 

 M. Arago, et avec les appareils simples et solides que M. Brunner a bien 

 voulu exécuter spécialement pour cet usage, on peut fixer facilement quatre 

 microscopes additionnels à toutes les distances angulaires désirables, soit 

 entre eux, soit par rapport aux six microscopes anciens, ceux-ci conservant 

 invariablement leur position à 6o degrés l'un de l'autre. 



» 4°- J'ai placé d'abord quatre microscopes additionnels A', B', C, D', 

 à très-peu près à 90 degrés de distance angulaire l'un de l'autre, dans l'ordre 

 des divisions croissantes du cercle. 



» Pour simplifier les mesures, j'ai eu soin de placer, une fois pour toutes, 

 l'index de la tète de vis du premier microscope A' sur son zéro, et d'amener 



9 3 ~ 



