( 73* ) 

 en est de même du bouchon de l'appareil D. Le bouchon de l'appareil A 

 est couvert en partie de cire à cacheter. 



» Ces quatre appareils se relient entre eux d'une manière très-simple ; 

 je me sers pour cela de petits tubes en verre ouverts aux deux bouts, dans 

 lesquels on a introduit des tubes en caoutchouc. Cette manière de fermer 

 les tubes ou d'établir la communication entre plusieurs appareils au moyen 

 de tubes en verre contenant des tubes en caoutchouc vulcanisé, remplace 

 avantageusement la manière incommode d'employer des tubes en caout- 

 chouc libre, et de les fixer sur des tubes en verre au moyen de fils de soie, 

 comme cela se pratique dans les analyses organiques. 



» Un fil de platine est adapté à chaque appareil, avec le double but d'en 

 faciliter le maniement lorsqu'on veut en déterminer le poids, et de le 

 fixer sur un support en bois. 



» Voici comment on opère : Après avoir pesé les trois appareils A, C 

 et D, on intercepte la communication de l'appareil A avec B de la manière 

 indiquée plus haut; on relie les trois appareils pesés, et l'on aspire par le 

 tube D une portion de l'air contenu dans l'ensemble de l'appareil. C'est 

 ainsi que l'acide sulfurique arrive au contact de la matière carbonatée, la 

 décompose, et l'acide carbonique en se dégageant, barbote d'abord dans 

 l'acide sulfurique, y dépose son humidité, et de là se rend dans les appa- 

 reils C et D où il se condense. Lorsque la réaction est terminée, on établit la 

 communication avec B ; on aspire de nouveau, et l'on réalise ainsi un cou- 

 rant d'air sec, qui enlève tout l'acide carbonique de l'appareil A en le 

 faisant déposer dans les deux autres appareils C et D. Ensuite on procède 

 à la pesée : la perte de poids de l'appareil A indique la quantité d'acide 

 carbonique contenue dans la substance analysée; cette perte doit correspon- 

 dre à l'augmentation de poids des deux appareils C et D. 



» Avec le même appareil A, en lui faisant subir quelques modifications, 

 je détermine la quantité d'acide carbonique, lorsqu'il se trouve à l'état 

 de bicarbonate, et l'eau que ce même bicarbonate peut abandonner sous 

 l'influence de la chaleur. 



» Des expériences, faites dans le laboratoire de M. Pelouze et dans celui 

 de M. Balard du Collège de France, avec cet appareil, ont donné des résul- 

 tats très-satisfaisants, tant pour la détermination de l'acide carbonique 

 total, que pour le dosage de l'acide carbonique à l'état de bicarbonate, et 

 pour celui de l'eau de cristallisation, en opérant sur 200 à 220 milligrammes 

 de matière. » 



