( 853 ) 



métkobologie. — Note sur un nouvel anémoscope électrique ; par 

 M. Th. du Moncel. (Extrait.) 



(Commissaires, MM. Laugier, Babinet, Regnault.) 



« Le prix considérable des anémographes électriques, et plus encore 

 leur volume, m'ont fait chercher depuis longtemps un instrument beau- 

 coup plus portatif qui fût en quelque sorte un diminutif de ceux que j'avais 

 fait construire. 



» Mon nouvel appareil consiste, comme on le comprend aisément, dans 

 deux instruments distincts : une girouette et un indicateur. Ils peuvent être 

 simples ou composés, suivant qu'on désire avoir la direction et l'intensité 

 du vent ou la direction seule. Dans le premier cas, l'indicateur se compose 

 de deux cadrans argentés, sur chacun desquels se meut l'aiguille indicatrice. 

 Dans le second cas, il n'y a qu'un seul cadran. 



» L'un des cadrans de l'appareil composé porte, gravées, les indications 

 des seize vents dans leur position azimutale. L'autre cadran n'a que qua- 

 tre indications; mais elles sont séparées l'une de l'autre par un angle de 

 45 degrés, et se rapportent au vent modéré, au vent fort, au vent très-fort 

 et enfin à la tempête. 



» L'organe sensible qui fait agir les aiguilles indicatrices (lesquelles sont 

 aimantées) est un petit électro-aimant droit fermé par une pointe de fer 

 entourée de fil fin qui se trouve enfoncé sur une planche au-dessous de 

 chaque division du cadran dans l'étendue de la demi-circonférence seule- 

 ment. L'un des bouts de fil de chacun de ces petits électro-aimants va à la 

 girouette, l'autre aboutit à un bouton d'attache qui est commun à tous les 

 électro-aimants. D'après cela, on conçoit que la girouette porte un commu- 

 tateur, et que ce commutateur transmette le courant dans l'un ou l'autre 

 des fils des électro-aimants suivant la direction du vent. Les électro-aimants 

 qui se trouvent tous avoir un même pôle d'un même côté, réagissent suc- 

 cessivement sur le même pôle de l'aiguille aimantée, et lui font fournir les 

 indications voulues sur toute l'étendue de la demi-circonférence où ils se 

 trouvent échelonnés. L«s réactions s'opèrent donc successivement sur le 

 même pôle de l'aiguille et dans le même sens; mais, si, après être sortie de 

 cette demi-circonférence, la girouette fait agir son commutateur de manière 

 à renverser le sens du courant, les électro-aimants changent de pôles, et 

 leurs réactions se manifestent sur le pôle opposé de l'aiguille indicatrice qui 

 se trouve alors à portée des premiers électro-aimants de la série. Ainsi, en 



