( 854 ) 



n'employant que huit électro-aimants et huit fils, on peut avoir par cette 

 disposition seize indications de vents. 



» Le cadran pour les indications de l'intensité du vent est construit 

 exactement de la même manière, seulement le courant n'y est pas renversé. 



» Il me reste à décrire l'appareil qui fait agir ainsi les aiguilles suivant 

 l'influence du vent par l'intermédiaire du courant voltaïque. Il se compose 

 d'une girouette montée sur un axe mobile, d'un commutateur circulaire à 

 renversement de pôle, d'un anémomètre à plaque et d'un commutateur 

 pour cet anémomètre. 



» Le commutateur à renversement de pôle consiste simplement dans trois 

 circonférences concentriques en cuivre rouge isolées l'une de l'autre, et sur 

 lesquelles appuient des frotteurs traînants. La circonférence extérieure est 

 divisée en seize secteurs isolés les uns des autres par un trait de scie ; huit 

 de ces secteurs sont en communication avec les fils des électro-aimants, et 

 sont reliés diamétralement avec les huit autres. La circonférence moyenne 

 est entière et communique métalliquement avec le bouton d'attache com- 

 mun à tous les électro-aimants. Enfin, la circonférence interne est divisée 

 en deux parties, que j'appellerai S et R, correspondant chacune directement 

 à un pôle de la pile. 



» Les frotteurs sont au nombre de quatre, montés de chaque côté de 

 l'axe de la girouette sur une traverse de bois qui s'y trouve fixée. 



» L'un de ces frotteurs, que j'appellerai B, appuie sur la circonférence 

 interne; un autre, que j'appellerai A, appuie sur les secteurs, et les deux 

 autres, C et D, frottent, l'un sur la circonférence moyenne, l'autre sur la 

 circonférence interne. Ces frotteurs communiquent ensemble deux à deux. 

 Or, voici alors ce qui se passera dans le jeu de l'instrument. Le courant 

 qui va à la demi-circonférence interne R passe dans le frotteur B, et de là 

 dans l'un des secteurs de la circonférence extérieure par le frotteur A. Après 

 avoir passé dans l'électro-aimant de l'indicateur, il remonte à la circonfé- 

 rence moyenne, et de là, par les frotteurs C et D, il passe à la demi-circon- 

 férence S, puis au pôle de la pile. Dans cette hypothèse, le courant passe 

 dans l'électro-aimant en entrant par la demi-circonférence S. Mais si l'on 

 examine la marche du courant après une demi-révolution de la girouette, 

 on voit que le contraire a lieu, c'est-à-dire que le courant entre par le 

 frotteur C, passe dans les électro-aimants et ressort par les frotteurs A et B. 

 Donc le courant est bien renversé dans chaque demi- révolution de la 

 girouette. 



» L'anémomètre à plaque consiste dans une plaque de zinc articulée 



