(96) 



» Ces observations ont été faites à 5 heures du matin, lorsque déjà les 

 voitures des carriers et des maraîchers étaient en pleine circulation autour 

 de l'Observatoire, et je me suis placé dans les conditions où nous avons été 

 pendant une grande partie de l'année, c'est-à-dire sans le secours de la sus- 

 pension élastique du vase à mercure, dont nous ne faisons usage que depuis 

 quelques mois. 



» Du reste, cette observation n'est point exceptionnelle, les autres se 

 comportent à peu près de la même manière; les écarts extrêmes sont ordi- 

 nairement de i à i dixièmes de seconde; ils s'élèvent rarement à 3 dixièmes. 



» La période annuelle des variations de la collimation du cercle de 

 Fortin que j'ai signalée à l'Académie l'année dernière, et dont l'amplitude 

 extrême s'élève souvent à 1 5 ou 20 secondes, paraît s'exercer avec une 

 grande lenteur; il est difficile d'en démêler l'influence au milieu des varia- 

 tions diurnes dues sans doute à d'autres causes, et qui, souvent, marchent 

 dans un sens contraire. 



» Ces dernières sont généralement d'une faible amplitude; elles s'élè- 

 vent rarement à plus d'une seconde dans une journée. 



» Lorsque la détermination du nadir, avant et après une série d'obser- 

 vations, m'a donné des résultats qui différaient de plus de 2 dixièmes de 

 seconde, j'ai tenu compte de cette variation proportionnellement au temps; 

 quand cette différence a été de 2 dixièmes ou au-dessous, je me suis borné 

 à prendre la moyenne; et j'ai appliqué la même collimation à toutes les 

 observations comprises dans cette série. 



2". Sur l'instrument qui a servi à mes observations. 



» Les lectures faites aux six microscopes du cercle de Fortin donnent, à 

 une certaine température, 10 tours pour 5'. On convertit donc les lectures 

 en minutes et en secondes en divisant par 2 les lectures faites directement. 

 Mais cette valeur n'est exacte qu'à une certaine température qu'il faut dé- 

 terminer directement. La variation de ces valeurs, correspondante aux 

 variations de température doit aussi être connue, afin d'appliquer aux lec- 

 tures réduites des microscopes une correction convenable. 



» Nous avons fait, à différentes époques et par des températures très- 

 diverses, des observations nombreuses qui nous ont donné ces divers élé- 

 ments; j'ai profité des grandes chaleurs de l'été dernier pour étendre encore 

 l'amplitude des variations observées précédemment, et pour donner plus- 

 d'exactitude aux coefficients. 



