( 2 99 ) 

 » En faisant ce calcul, on voit que la faible économie produite par le 

 régénérateur est annulée par la résistance que les toiles de cuivre oppo- 

 sent à la sortie de l'air chaud. » 



physique. — Procès-verbal des opérations exécutées par ordre ministériel 



sous l'inspection de M. le général A. Mohin, Membre de l'Institut, 



Professeur- Administrateur du Conservatoire des Arts et Métiers, pour la 



vérification des mesures et poids envoyés aux États-Unis par la France; 



dressé par M. J.-T. Silbermann, Conservateur du Musée des Arts et 



Métiers, fait le 5 mai i85a. (Extrait par l'auteur.) 



(Commissaires, MM. Arago, Regnault, Laugier, Morin.) 



« Le gouvernement des États-Unis, à la sollicitation de M. Vattemare, a 

 envoyé à la France une belle collection de poids et mesures, que M. le 

 D r Bâche, intendant général des poids et mesures de l'Union, a bien voulu 

 vérifier lui-même. 



» A cette collection étaient jointes deux balances, chefs-d'œuvre de pré- 

 cision. 



» En échange de ce présent, le Gouvernement français a voulu donner à 

 celui des États-Unis une collection complète des mesures du système 

 métrique, aussi exactement vérifiée, afin de rapprocher le moment si dési- 

 rable pour les intérêts commerciaux, où un seul système de mesures serait 

 employé par les deux pays. 



» Aux mesures commerciales et usuelles, on a joint quatre modèles de 

 balances adoptés dans le service des bureaux de vérificateurs et les autres 

 appareils de vérification. On y a ajouté des types du mètre, du kilogramme 

 et du litre, dont j'ai fait la vérification en les comparant aux prototypes du 

 commerce déposés au Conservatoire. C'est sur ces comparaisons qu'a été 

 dressé ce Rapport. 



» Pour légitimer nos types, je rapporte ici les résultats que j'ai obtenus 

 en comparant ces types avec ceux des Archives; j'ai trouvé : i° que les deux 

 mètres en platine ne différent pas de yôoôû ^ e millimètre l'un de l'autre à 

 io degrés; 2 que le kilogramme en platine du Conservatoire vaut, dans le 

 vide, iooo gr ,oo388, tandis que, dans l'air, à 7,62 millimètres de pression 

 dont 9 mm ,3o5 de tension hygrométrique et l'air à i5°,7, il ne pesait que 

 999^,999, le prototype des Archives valant 1000. 



» Cette correction a été établie sur le volume des deux poids; ces deux 

 volumes sont, pour le kilogramme des Archives, = 48 cc ,6973, et pour celui 

 du kilogramme du Conservatoire, = 52 cc ,3220. 



