( 3oo ) 



» Pour déterminer ces deux volumes, je me suis servi d'un instrument 

 de nos collections, fait exprès par Gambey pour mesurer les dimensions 

 linéaires des kilogrammes. 



» Les types destinés aux États-Unis étaient : i° un mètre, un kilogramme 

 doré et un litre, le tout en laiton, et exécutés par Gambey; i° un mètre 

 exécuté par M. Brunner, d'après la forme, que je lui ai indiquée. 



» J'ai d'abord comparé le mètre de Gambey à la glace fondante sur l'ap- 

 pareil suivant. 



» Il m'avait été accordé de faire construire chez M. Brunner un compa- 

 rateur spécial pour le mètre ; je l'ai fait faire à deux leviers, l'un servant de 

 heurtoir et l'autre conduit par une vis micrométrique servant de terme; les 

 deux leviers ainsi que la vis micrométrique accusent yôoWô ^ e millimètre. 

 Ces leviers n'appuient contre les bouts du mètre qu'avec une force de 

 5 grammes. 



» Pour assurer l'invariabilité de l'axe de ces deux leviers, la règle en 

 bronze qui les retient porte une règle en platine de même longueur qu'elle ; 

 ces deux règles sont solidement fixées l'une à l'autre à l'une de leurs extré- 

 mités, tandis que les deux autres, libres, forment un thermomètre de Borda 

 à levier permettant d'apprécier -^ de degré de température. Voici comment 

 je me suis servi de cet appareil : 



» Ayant d'abord placé le prototype .en platine entre les deux leviers, sur 

 la règle supérieure, et en contact avec les extrémités des petits bras de 

 chacun de ces leviers, garnissant le tout de glace fondante, on ramena les 

 deux leviers à leur ligne de foi, et quand il n'y eut plus eu de variation 

 depuis une heure et que, pendant ce même temps, le thermomètre de Borda 

 fut resté fixe, on nota la position du vernier de la vis et la division du ther- 

 momètre. 



» Puis, on remplaça le prototype par le mètre à comparer qu'on avait 

 placé dans la glace, à côté du précédent. On procéda pour ce dernier comme 

 pour le premier, et quand le thermomètre fut redevenu fixe au même 

 point, on fit la lecture, et on la compara avec la précédente ; le résultat de 

 la comparaison donna la différence qui existait entre les deux mesures, d'où 

 l'on tira la longueur absolue du mètre comparé. Ce mètre = i m , 0002992. 



>' Le mètre type que j'ai fait construire est en acier fondu parfaitement 

 recuit; il est à bout comme le précédent; mais de l'une des rives j'ai fait 

 un mètre à trait en rapportant à chaque extrémité un petit prisme en acier 

 vissé sur la tranche et ne la couvrant que dans la moitié de sa largeur. 

 Pour rendre cette jonction visible après le poli, on a préalablement inter- 



