( 3oa ) 



» Pour comparer cette différence à celle lue précédemment aux verniers 

 du système, il faut savoir que du centre de la cheville qui relie les deux 

 règles, jusqu'au o du vernier des bouts libres, il n'y a que o,54 millimètres. 

 Or, si la différence précédente était réduite dans la proportion de 10008954, 

 on aurait o mm ,6225 pour valeur correspondant à la lecture o mm ,62 ; ces deux 

 quantités étant égales, la contre-épreuve justifie, dans sa limite d'apprécia- 

 tion, l'exactitude de la détermination directe. 



» Tous les éléments étant connus, on peut établir la formule de correc- 

 tion de ce mètre, pour assigner sa longueur absolue à chaque nouvelle lec- 

 ture des verniers. 



» Passons maintenant à la comparaison du kilogramme en laiton doré. 



» Cette comparaison a été faite dans l'air, j'ai rapporté les pesées au vide 



par les formules connues ; mais je tenais à vérifier ce résultat d'une manière 



directe, or mes appareils n'ayant pas été prêts à temps, j'ai dû opérer sur un 



autre kilogramme en tout semblable au précédent qui était expédié. 



» Ma disposition consiste en une petite cloche en verre, surmontée d'un 

 robinet en cuivre; la cloche contient environ aoo centimètres cubes; elle 

 repose sur un disque de glace dépoli. Au lieu de lut gras pour tenir le vide, 

 j'ai employé le procédé de M. Poinsot, chimiste au Conservatoire, et qui 

 consiste à enceindre le bord de la cloche et sa tranche rodée, par une mince 

 bague de caoutchouc vulcanisé. 



» Une deuxième cloche, en tout pareille à la première, sert à contenir le 

 contre-poids. 



» La cloche contenant le contre-poids est mise dans l'un des bassins de 

 la balance, et l'autre cloche, renfermant le prototype, est portée dans l'autre 

 bassin; on dispose d'avance les poids pour les pesées; ensuite on joint les 

 deux robinets, par des tubes de verre et des ligatures, à un tube en croix 

 muni de quatre robinets, dont deux servent de garde aux deux cloches, 

 puis ensuite le troisième pour la communication avec une machine pneu- 

 matique, et enfin le quatrième, communiquant à un réservoir d'hydrogène 

 sec. 



» On fait d'abord le vide d'air dans les deux cloches, puis on les laisse se 

 remplir d'hydrogène sec, et enfin on fait le vide sur l'hydrogène. Dans ce 

 cas, le poids du gaz qui reste dans chaque cloche est impondérable, et les 

 poids qui y sont placés peuvent être considérés comme étant dans le vide 

 absolu, eu égard surtout au poids du gaz déplacé. 



» Après que les deux bassins chargés auront été parfaitement équilibrés, 

 on rétablit les communications avec les tubes précédents, on rend l'air aux 



