( 7 1 » ) 



les arcs d'impulsion initiale que décrit l'aiguille indicatrice de l'instrument 

 lorsqu'on admet l'action calorifique, directe ou transmise, dans le tube de la 

 pile, en interceptant toujours la communication rayonnante aussitôt que le 

 mobile, parvenu au plus haut point de sa course, commence à rétrograder. 

 Cette manière d'observer est facile, expéditive et permet, en conséquence, 

 de terminer en très-peu de temps les arrangements nécessaires pour avoir 

 l'égalité des radiations incidentes et de prendre, en quelques minutes, les 

 moyennes convenables afin d'éliminer les petites irrégularités qui pourraient 

 appartenir aux observations isolées. 



» Maintenant, si l'on produit les 3o degrés de déviation impulsive an 

 moyen du tube plein d'eau bouillante, la diminution causée par l'interposi- 

 tion de la plaque de sel gemme est (dans les circonstances où nous nous 

 sommes volontairement placés) un peu plus plus forte que celle qui avait 

 lieu pour les trois radiations précédentes; mais cette différence provient 

 d'un changement de réflexion et non de transmission. On pourrait s'en con- 

 vaincre par la construction graphique ; toutefois il vaudra mieux employer 

 la démonstration expérimentale suivante, qui est, à mon avis, tout à fait 

 décisive. 



» Le principe qui sert à la mesure des radiations calorifiques dans le 

 thermomultiplicateur, offre des ressources que les physiciens n'ont peut- 

 être pas encore généralement appréciées à leur juste valeur. On sait que les 

 indications de cet instrument dérivent d'un courant thermo-électrique cir- 

 culant dans la pile et le galvanomètre réunis en un seul circuit. Les fils 

 métalliques qui réunissent ces deux parties de l'appareil peuvent se mettre 

 aisément en communication, près des extrémités du galvanomètre, avec un 

 circuit métallique extérieur qui dérive une portion plus ou moins grande du 

 courant, et diminue ainsi à volonté la sensibilité de l'instrument. Je dis à 

 volonté, parce que si l'on se servait d'un rhéostat autour duquel s'enrou- 

 lerait un fil de mêmes dimensions que celui du galvanomètre, on pourrait 

 obtenir des sensibilités {, |, {, etc., moindres, en employant le fil du rhéostat 

 dans toute sa longueur, dans la moitié, le tiers, le quart, etc., de son éten- 

 due. Mais ce moyen exigerait de longs tâtonnements avant de parvenir à 

 dérouler ou enrouler la quantité exacte de fil nécessaire pour la réduction 

 voulue de sensibilité. Heureusement la tension très-faible des courants du 

 thermomultiplicateur leur fait subir une si grande perte lorsqu'ils sont 

 dérivés par un fil très-mince de platine, que 2 ou 3 pouces de cette espèce 

 de conduit extérieur suffisent pour communiquer à l'instrument tous les 



