( 3o. ) 



posé une lame d'or d'environ jfa de millimètre d'épaisseur. De cette sorte, 

 le mètre à trait est limité par les extrémités mêmes du mètre à bout, mais 

 avec cet avantage, que la limite est une ligne géométrique formée par le 

 contact de deux métaux de couleur différente. 



» Ce mètre en acier a été placé sur une règle en bronze à laquelle il a 

 été fixé par l'un de ses bouts pour constituer ensemble un thermomètre de 

 Borda par la division tracée vers l'extrémité libre du mètre, et en regard 

 d'un vernier tracé sur l'un des guides fixés latéralement contre la règle de 

 bronze; le vernier donne les -~ de millimètre. Une pareille division et un 

 pareil système de guides se trouvent au bout fixe, pour servir dans le cas 

 où la cheville qui les relie viendrait à se déplacer. 



» Ce mètre a été comparé, comme le précédent, avec le prototype en pla- 

 tine et à la glace fondante. A la fin de cette comparaison, on a lu la coïn- 

 dence aux deux verniers ; puis le mètre a été porté à l'eau bouillante, la 

 coïncidence a encore été lue; de la différence o ram ,62 entre ces deux lec- 

 tures, on peut tirer la formule qui indiquera la température du système 

 pour chaque lecture nouvelle. Mais ce qu'il importe le plus de connaître, 

 c'est la longueur absolue du mètre qui correspond à ces lectures, ce que 

 donnera la connaissance du coefficient de dilatation de l'une de ces règles ; 

 les deux précédentes lectures donnent seulement la différence de dilatation 

 entre elles pour 100 degrés. 



» Voici comment j'ai déterminé non-seulement le coefficient de l'une 

 d'elles, mais des deux, et comment a été faite la contre-épreuve : 



» Pendant que le mètre a été comparé au prototype à la glace fondante, 

 et au moment de la première lecture des deux verniers, j'ai porté sur cha- 

 cune de ces règles les deux pointes d'un compas à verge en acier, compre- 

 nant i mètre entre elles. Cette règle séjournait dans une auge en bois pleine 

 de glace fondante; les pointes du compas en traversaient librement son 

 fond pour permettre le pointage sans sortir le compas de la glace. 



» Ce pointage est de nouveau répété sur les deux règles après la lecture 

 faite aux deux verniers à l'eau bouillante. 



» Mesurant ensuite la distance entre les deux points faits à chacune des 

 extrémités des deux règles, au moyen du microscope que fait mouvoir la vis 

 micrométrique du comparateur, on trouve : 



que la dilatation absolue du bronze a été de o° à ioo degrés i mm ,'jo3o 



que la dilatation absolue de l'acier a été de o° à 100 degrés i ram ,o5o2 



Ainsi ces deux mètres égaux à o°, différaient entre eux à ioo degrés de o mm ,6528 



C. R. , 1853, I er Semestre. (T. XXXVI , N° 7.) 4° 



