(65 7 ) 



par l'usage, mais par une altération lente, et, pour ainsi dire, spontanée. 

 Je place sous les yeux de l'Académie des sondes et bougies de ces deux 

 espèces qui m'ont été fournies dans le même temps, et qui, à l'époque de 

 la livraison, m'avaient semblé également bonnes. Plusieurs d'entre elles, 

 au bout de trois à quatre mois, étaient devenues moins résistantes que le 

 bois le plus léger, aussi friables que de la cire à brûler. Si l'on n'est pas 

 prévenu de cette altération lente et spontanée, on est exposé à les rompre 

 dans la vessie; c'est ce qui est arrivé fréquemment, puisque j'ai eu l'occa- 

 sion de pratiquer cinq fois l'extraction de fragments de sondes ou bougies 

 de cette substance, dont l'introduction dans la pratique chirurgicale ne date 

 que de quatre ou cinq années. Il est donc indispensable d'essayer les sondes 

 et bougies de gutta-percha, et de les tordre chaque fois que Ton se propose 

 d'en faire usage. 



» Lorsque les sondes et bougies de gutta-percha se rompent après' 

 être arrivées à ce degré de friabilité, on peut les diviser avec un petit 

 brise-pierre en tronçons qui, fréquemment, sont expulsés ensuite : c'est 

 ce qui est arrivé pour plusieurs des malades près desquels j'ai été 

 appelé. 



» Quant aux sondes dites de gomme élastique, elles ne se rompent que 

 par suite de l'action prolongée de l'urine sur le tissu de soie ou de coton qui 

 en fait la base. La portion qui se détache et tombe dans la vessie n'est pas, 

 aussi facilement que la gutta-percha friable, divisée en tronçons par les 

 brise-pierre. Lorsque les bougies sont petites, elles peuvent être facilement 

 extraites en double, au moyen des instruments disposés de manière à les 

 courber en dirigeant leurs bouts eu arrière : si elles sont trop grosses pour 

 être extraites en double, il faut les faire basculer de manière à les placer en 

 long dans la direction du canal de l'urètre. Je suis arrivé à ce but par deux 

 instruments basés sur deux différents mécanismes : le plus simple est un 

 brise-pierre dont les mors, au lieu de s'affronter d'avant en arrière, s'acco- 

 lent latéralement, laissant entre eux un petit intervalle pour loger la sonde ; 

 celle-ci, par cette disposition, tourne sur elle-même, et vient se placer en 

 long. 



» Cependant on comprend que, dans la réussite avec le bilabe à mors 

 accolés, il y ait un peu de bonheur et de hasard, et qu'il faille que la sonde 

 soit saisie près de l'une de ses extrémités , autrement le bout antérieur se 

 recourberait en double ; c'est pour éviter cet inconvénient et surmonter 

 cette difficulté que j'ai imaginé les petits râteaux qui poussent les sondes 



