(6i 9 ) 



Observations sur ce mode de taie de l'instrument. Ce qui prcde 

 suppose que l'action de l'air en repos sur un corps en mouvement est la 

 mme que celle de l'air en mouvement mme vitesse sur un corps en 

 repos. Sans prtendre actuellement contester ni admettre la diffrence que 

 Dubuat a cru pouvoir dduire de ses expriences entre ces deux modes d'ac- 

 tion, je me bornerai dire que, dans le cas actuel, cette diffrence, si elle 

 existe, doit tre assez faible pour tre nglige. Il n'y a d'ailleurs pas, que 

 je sache, de moyen connu de procder autrement que je ne l'ai fait, et les 

 expriences suivantes confirmeront, je pense, l'assertion prcdente (i). 



La vitesse de transport de l'anmomtre ne pouvant dpasser, avec 

 l'appareil employ, celle de i o mtres environ en i seconde, j'ai d chercher 

 un autre moyen d'tendre la tare de l'instrument des vitesses plus consi- 

 drables; cet effet, j'ai employ un petit ventilateur de o m ,3o de diamtre 

 ailes planes diriges dans le sens du rayon, qui appartient au Conserva- 

 toire, et j'ai dispos le tuyau cylindrique dans lequel il chassait l'air, de 

 faon que ce tuyau et une section transversale gale la surface des 

 palettes, toutes les sections du conduit de raccordement de l'orifice rec- 

 tangulaire de sortie du ventilateur avec ce tuyau cylindrique tant aussi 

 de mme superficie, de manire viter autant que possible l'altration de 

 vitesse de l'air. 



On a mont ce ventilateur prs de la petite machine vapeur du Con- 

 servatoire, et on lui a transmis le mouvement par l'intermdiaire d'un dyna- 

 momtre de rotation ; par l'emploi de poulies de diamtres convenables, 

 on a pu ainsi faire varier les vitesses du ventilateur depuis cent vingt-sept 

 tours jusqu' deux mille deux cent vingt en i minute. 



En commenant d'abord le faire marcher des vitesses assez faibles, 

 on a pu se servir, pour mesurer la vitesse de l'air dans le tuyau, de la tare 

 faite avec l'appareil de rotation axe vertical, et dduire du nombre de 

 tours de l'anmomtre la vitesse de l'air dans le tuyau jusqu' la limite de 

 10 12 mtres de vitesse en i seconde. 



En comparant ensuite les vitesses moyennes de sortie de l'air avec 

 celles de la circonfrence moyenne des palettes du ventilateur, on a reconnu 

 qu'elles taient dans un rapport constant, de sorte que la vitesse du venti- 



(i) Il n'est pas inutile de rappeler ici que les moulinets ailettes du mme genre employs 

 au jaugeage des eaux ont donn des rsultats analogues aux prcdents, et qu'en parliculier 

 les expriences de feu M. Lapointe, sur son tube jaugeur, ont montr que la relation 

 V = a 4- bn subsistait, mme quand les vitesses taient variables. 



