( " ) 



plume ou d'une brosse lgre. Au reste, cette opration, qui nous a t 

 indique par M. Steiner lui-mme, a, je crois, pour effet ultrieur et prin- 

 cipal, de rendre la surface de l'amalgame un certain degr de scabrosit 

 qu'il avait perdu par le frottement contre la surface unie du verre, sca- 

 brosit qui ne peut manquer d'avoir la plus grande part au dveloppe- 

 ment de l'lectricit. C'est, je pense, la mme raison qui explique l'effet 

 du simple mouvement arrire du plateau, qui rend aussi la machine, au 

 moins pour un moment, une grande partie de sa puissance : ce mouve- 

 ment, en effet, doit briser en partie la crote d'amalgame, et en isoler le 

 grains trop presss. 



ii. Quant la forme circulaire affecte par quelques tincelles, je 

 n'en vois pas, jusqu'ici, d'autre raison plausible, que l'existence d'un 

 enduit mtallique excessivement mince et peine visible, dpos la 

 surface du verre par quelques grains prominents de l'amalgame des cous- 

 sins. Je m'tonnerais, nanmoins, que ce fait ne se ft point reproduit dans 

 aucune des nombreuses machines que MM. Steiner ont modifies. 



Personne, que je sache, n'a pourtant publi ce phnomne, qui m'a 

 paru assez singulier pour mriter une mention spciale. 



construction DES instruments DK physique. Sur un procd qui permet 

 d'talonner rigoureusement les poids destins des peses trs-exactes. 

 (Note de M. Deleuil.) 



(Commissaires, MM. Babinet, Regnault.) 



Les kilogrammes talons que l'on vent conserver sont faits ordinaire- 

 ment en cuivre dor; cette opration offre des difficults qui consistent 

 faire le poids en deux parties, c'est--dire la tte se dvissant, moyen dont 

 se servent les fabricants mme d'un haut mrite, ou mieux on les fait 

 d'un seul morceau et on les dore dans cet tat. 



Dans le premier moyen, outre qu'on n'a jamais rigoureusement un 

 poids exact, attendu la partie creuse qui sert talonner et qui renferme 

 toujours une certaine quantit d'air qui change de poids selon la tempra- 

 ture, il y a encore l'inconvnient de se dvisser par la suite, attendu qu'ils 

 ne peuvent pas tre chevills. Par ce second moyen, on est oblig de dorer 

 plusieurs fois le poids pour arriver une grande exactitude, ou bien on. 

 tient comptede la diffrence, ce qui fait qu'on n'a que trs-rarement un poids 

 rigoureusement exact; il faut mme considrer qu'un poids dor ne peut- 

 tre exact qu' la condition qu'en sortant de la dorure il faut qu'il soit 

 frott fortement pour enlever le velout que laisse la couche d'or : tout ce 



