(84) 



rieure, une seule lame est expose l'action du rayonnement. Chaque lame 

 communique, en outre, avec une des extrmits du fil conducteur d'un 

 multiplicateur de trois mille tours de fil au moins. 



La prparation uniforme des lames est le point essentiel ; aussi doit-on 

 y donner la plus grande attention. Pour l'effectuer, on suit la mthode in- 

 dique dans un prcdent Mmoire (dnnales de Chimie et de Physique, 

 3 e srie , tome XXII, page 45 ' , et tome XXV , page 447 ) et d'aprs laquelle 

 chaque lame devient apte recevoir, de la part de la lumire, une impres- 

 sion colore de mme teinte que les rayons qui la frappent. On doit remar- 

 quer toutefois qu'il est ncessaire de donner plus d'paisseur la couche 

 impressionnable qu'on ne l'avait indiqu dans le Mmoire cit plus haut, 

 et que si l'on value les paisseurs comparatives de cette couche par les teintes 

 des lames minces qui se dveloppent dans cette circonstance, on doit s'ar- 

 rter l'paisseur correspondante au vert des anneaux colors du cinquime 

 ordre. Si les lames reoivent ensuite un certain recuit, elles sont prtes 

 servir aux expriences. 



Une fois les lames places dans la cuve eau, et en communication 

 avec le multiplicateur, on doit attendre que le courant lectrique d la 

 polarisation primitive soit dtruit , avant de procder aux expriences. 



Lorsque ces diverses conditions sont remplies, l'appareil tant plac 

 dans une chambre obscure, si l'on fait tomber tout coup un faisceau de 

 rayons solaires sur la surface de la lame antrieure, l'aiguille du multipli- 

 cateur est chasse violemment dans un sens tel, que la lame expose au 

 rayonnement prend l'lectricit ngative. En interceptant la lumire, l'ai- 

 guille revient peu peu au zro. 



La lumire d'une bougie, place dcimtre de distance de la cuve 

 eau, suffit pour faire dvier l'aiguille aimante du multiplicateur de \i 

 i5 degrs. 



Lorsque la lumire solaire ou artificielle impressionne la lame, on a une 

 dviation plus ou moins forte qui reste constante tant que la lumire con- 

 serve la mme intensit et que la surface est suffisamment impressionnable. 

 C'est pour ce motif qu'il est ncessaire de donner une paisseur assez forte 

 la couche sensible; en agissant ainsi, on a pu, l'aide d'une lampe, main- 

 tenir l'aiguille aimante peu prs la mme dviation pendant plusieurs 

 heures. 



Lorsque la couche sensible est plus mince, elle perd rapidement sa 

 sensibilit, et le mme faisceau lumineux donne des dviations de plus en 

 plus faibles. 



