( "5 ) 



Une lame de mica, de l 'paisseur convenable pour donner aux rayons 

 moyens du spectre qui la traversent normalement une diffrence de marche 

 d'un quart d'ondulation, est place sur le porte-objet de l'appareil. Le 

 disque diaphragm qui la supporte peut tourner sur lui-mme, et sa rotation 

 peut tre mesure sur la circonfrence du disque. La lame d'un quart d'onde 

 ayant sa section principale zro, avant l'interposition du cube de verre 

 comprim, la lame sensible reste l'galit des teintes; mais ds que la 

 section principale vient tourner d'un petit angle + e?, il en rsulte dans 

 les azimuts 45 + o" et 45 + , des diffrences de marche, croissant avec 

 la rotation, entre deux vibrations rectilignes, d'ailleurs gales en intensit. 



Si l'on place le cube comprim dans les azimuts de ces vibrations, il 

 est clair que les diffrences de marche pourront se compenser, et les teintes, 

 vues dans l'analyseur, retourneront alors l'galit ; l'angle & tant celui qui 



produit la compensation, - sera la diffrence de marche des rayons ordi- 

 naire et extraordinaire du cube, exprime en longueur d'ondulation des 

 rayons moyens du spectre. 



a Cet appareil fort simple a l'inconvnient de ne pouvoir compenser fies 

 diffrences de marche suprieures un quart d'ondulation. 



Pour des diffrences plus grandes, j'ai imagin un appareil que l'on 

 peut nommer un compensateur teinte plate, et qui consiste en deux com- 

 pensateurs du genre de ceux qui sont connus sous le nom de compensa- 

 teur optique de M. Babinet; ils doivent tre parfaitement gaux, quant 

 l'paisseur et l'angle de leur biseau, et les deux moitis de chacun d'eux 

 doivent tre invariablement fixes l'une l'autre. On juxtapose alors, soit 

 les deux faces suprieures, soit les deux faces infrieures, de sorte que les 

 plans obliques intrieurs soient parallles. Un tel systme plac dans l'ap- 

 pareil Norremberg, ses axes cristallographiques dans les azimuts + 45 et 

 45 degrs, donne la lumire polarise une teinte plate uniforme qui 

 varie en suivant l'chelle de Newton, mesure que l'on fait glisser le com- 

 pensateur suprieur sur le compensateur infrieur, au moyen d'une vis 

 micromtrique. 



On rtablit l'galit des teintes trouble par la lame de verre compri- 

 m, et le mouvement de la vis donne facilement la diffrence de marche 

 que l'on a ainsi compense. Cet appareil a, comme on le voit, quelques rap- 

 ports avec le compensateur saccharimtrique de M. Duboscq, et j'ai su de- 

 puis que M. Soleil pre en avait construit un sur des principes peu prs 

 semblables, il y a dj quelques annes, mais sans en publier la description. 



