( ,3 9 ) 

 sion les instruments thermomtriques destins indiquer la temprature 

 de grandes profondeurs, consistait les renfermer, ainsi que je l'ai fait, dans 

 des tubes en verre d'paisseur proportionne la pression qu'ils ont sup- 

 porter, et convenablement scells la lampe d'mailleur ; 



De l'autre, que mes thermomtres dversement taient l'abri de 

 toute cause d'erreurs autres que celles qui peuvent provenir des effets de la 

 pression; et ils en sont compltement garantis par le procd que je viens 

 d'indiquer. 



Aprs avoir obtenu ce double rsultat, je me suis occup de la re- 

 cherche de moyens d'une application facile, qui pussent indiquer avec 

 certitude les plus grandes profondeurs de la mer. 



C'est en soumettant un de mes appareils dversoir directement la 

 pression, au lieu de l'en garantir, que je le rends propre donner la me- 

 sure de la pression exerce par la colonne d'eau qu'il doit supporter, et, 

 par consquent, de la profondeur laquelle il est mis en exprience. 



Pour bien faire comprendre l'application de cet appareil au cas dont 

 il s'agit, je crois devoir rappeler une exprience que j'ai signale depuis 

 longtemps dans un Mmoire o j'ai examin les causes d'erreur qui peuvent 

 entacher les observations thermomtriques faites sous de fortes pressions, 

 suivant la nature des instruments employs (i). 



Si l'on prend un thermomtre ordinaire mercure dont la cuvette, de 

 5 6 millimtres de diamtre, ait t souffle sur la tige et non rapporte, 

 et si l'on place cette cuvette entre le pouce et l'index, de manire la cou- 

 vrir, elle ne tarde pas se mettre en quilibre avec la temprature qui lui 

 est ainsi communique, et le niveau du mercure se maintient dans la tige 

 une hauteur correspondante cette temprature. Mais si on la comprime 

 ensuite en la pressant avec les doigts seulement, le mercure s'lve sensi- 

 blement dans la tige lorsque cette dernire est suffisamment capillaire. 



L'ascension du mercure dans la tige ne provient plus, dans ce cas, d'un 

 accroissement de temprature, mais de la pression qu'on a exerce sur les 

 parois de la cuvette, et l'on fait ainsi descendre ou monter le mercure 

 volont, suivant que l'on comprime ou que l'on cesse de presser la cuvette 

 de l'instrument. 



(l) Sur les effets de la pression et sur les autres causes d'erreur qui peuvent affecter les 

 observations de temprature faites sous l'eau de grandes profondeurs. (Bulletin de ta 

 Socit gologique de France, tome XI; 183g.) 



19.. 



