( i4o) 



Au lieu de se servir d'un thermomtre ordinaire, emploie-t-on, pour 

 la mme exprience, vin thermomtre maxima dversement rempli de 

 mercure jusqu' l'extrmit de la pointe, il est vident que le mercure qui, 

 dans le thermomtre ordinaire, montait dans la tige sous l'effet de la pres- 

 sion, va, dans le thermomtre maxima, se dverser parla pointe, et que 

 le dversement aura lieu ds que la pression commencera et tant qu'elle 

 s'accrotra : quand elle cessera, au contraire, le mercure descendra dans la 

 tige, ayant de moins ce que le maximum de la pression a fait dverser. 

 C'est exactement ce qui se passe, lorsque, dans une observation sous-ma- 

 rine, l'instrument est librement expos la pression de la colonne liquide 

 qu'il doit traverser, et lorsqu'il revient la surface. 



La mthode, pour apprcier le rsultat ainsi obtenu, est des plus faciles 

 appliquer bord d'un navire. Si, avant l'exprience, l'instrument a t 

 rempli de mercure jusqu' la pointe, la temprature de la surface de la 

 mer, il suffit, aprs l'exprience, de le replacer la mme temprature, 

 pour lire sur l'chelle de la tige, par la quantit de mercure manquant, 

 l'indication de la pression exerce. 



Il ne faut pas perdre de vue que, dans les observations sous-marines, 

 on n'a gnralement observer que des abaissements de temprature que 

 le thermomtre minima a pour but d'indiquer spcialement. Ainsi le ther- 

 momtre maxima ne fonctionne plus ici comme tel, mais seulement comme 

 instrument baromtrique donnant la mesure de la pression qu'il a subie. 



On voit que l'effet qui se produit en petit et sous un effort peu con- 

 sidrable, pour le thermomtre ordinaire, dans l'exemple que j'ai cit en 

 premier lieu, se reproduit en grand, pour le thermomtre maxima d- 

 versoir, lorsqu'il est expos une forte pression ; on voit galement que cet 

 effet est d l'lasticit du verre dont la cuvette de l'instrument est 

 forme. 



Lorsque cette cuvette est convenablement construite, le verre, en raison 

 de son lasticit, obit d'autant plus facilement la compression que, sous 

 l'eau, celle-ci s'exerce successivement et dans tous les sens. La cuvette se 

 comprime, se dforme lentement; sa capacit se trouvant ainsi diminue, 

 le liquide se dplace, et le dversement a lieu sans que l'instrument se brise, 

 comme on le croit ordinairement : quelque norme que soit la pression 

 exerce par la colonne liquide, il est l'abri de toute rupture tant qu'il y 

 a dversement. 



Il n'en serait pas de mme du thermomtre ordinaire, ferm sans es- 



