( 4i ) 



pace vide dans sa partie suprieure ; une fois que le mercure y serait par- 

 venu, la cuvette se romprait infailliblement, quelle que ft l'lasticit du 

 verre. 



Il est remarquer , en outre , que lorsque l'instrument revient la sur- 

 face, la pression diminuant successivement, la cuvette reprend exactement 

 la forme qu'elle avait d'abord. 



Ces faits m'ont t dmontrs par une suite d'expriences rptes sous 

 diffrentes pressions. Je citerai, entre autres, l'observation faite le 18 aot 

 1 84o , Grenelle , par M. Arago et moi. 



Six thermomtres maxima dversement, garantis de la pression, 

 avaient t placs 5o5 mtres de profondeur, et ils ont indiqu, avec un 

 accord remarquable, une temprature moyenne de 2,43. {Comptes 

 rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XI , page 707 . ) 



Mais un septime instrument avait t en mme temps mis en exprience 

 sans tre l'abri de la pression, et au lieu de 2,43, il a indiqu 3c) ,5o. 



La pression exerce par 5o,5 atmosphres avait ainsi occasionn un 

 surcrot de dversement gal la valeur de i3,07, c'est--dire, pour 

 l'chelle arbitraire de l'instrument dont il s'agit, un nombre de divisions 

 correspondant, en moyenne, la valeur d'un quart de degr par atmosphre. 

 Il rsulte de ce qui prcde que, pour les observations sous-marines, 

 le thermomtre minima dversement, garanti de la pression, donne ri- 

 goureusement l'indication de la temprature toute profondeur, et que le 

 thermomtre maxima, ou du moins un instrument construit d'aprs le 

 mme principe et dispos de manire que la cuvette soit soumise directement 

 la pression, rapporte la mesure de la profondeur laquelle les deux instru- 

 ments ont t mis en exprience, quelle qu'ait pu tre la dviation de la 

 ligne de sonde. 



J'ajouterai que, lorsque le rsultat est constat, il y a faire, pour l'in- 

 strument maxima ainsi employ, une correction en plus, facile calculer 

 d'aprs le dcroissement de temprature qu'a indiqu le thermomtre 

 minima garanti des effets de pression. 



J'ai pris le thermomtre maxima dversoir comme type de l'instru- 

 ment que je propose d'employer pour dterminer les plus grandes profon- 

 deurs de la mer, parce que la thorie de sa marche et de sa construction 

 tant bien connue maintenant, il m'a paru faire concevoir assez nettement 

 l'application du principe dont je me sers pour la mesure des pressions. 

 Ramen aune moins grande marche que le thermomtre maxima qui 



