en haut et en bas, par deux petites chevilles mobiles. Lorsque la sonde 

 touche le fond, une de ces chevilles est repousse par une tige verticale 

 dont l'extrmit infrieure dpasse un peu les boulets, et cette cheville se 

 dgage des extrmits des petites cordes de suspension; celles-ci laissent 

 retomber les deux boulets, et la sonde remonte aussitt en vertu de sa lg- 

 ret spcifique. Si l'on veut sonder une profondeur dtermine, un mou- 

 linet de Woltmann, muni d'un compteur rgl d'avance (une simple roue 

 dente avec une dtente) fera partir la cheville suprieure et dgagera les 

 cordes de leur second point d'attache. Les boulets tomberont encore, et la 

 sonde remontera sans avoir touch le fond. On sait, d'ailleurs, comment 

 l'espace parcouru verticalement peut tre apprci l'aide de ce moulinet et 

 d'un compteur (i). 



Quant au mouvement horizontal et sa direction, il est vident qu'en 

 laissant, au point o la sonde aura t lance, un indice flottant quelconque, 

 il suffira de mesurer sa distance au point d'mersion , et de relever la 

 direction de cette ligne. (On devra, dans certains cas, envoyer une embar- 

 cation pour repcher la sonde. ) S'il y a des courants superposs, on lancera 

 au mme point plusieurs sondes destines atteindre des profondeurs diff- 

 rentes. Chacune d'elles fournira des relations particulires entre les incon- 

 nues du problme. 



Le seau destin puiser de l'eau est maintenu renvers dans la position 

 verticale, par une des cordes des boulets. Ses soupapes, plus lourdes que 

 l'eau, restent ouvertes. Le seau bascule, par son propre poids, au moment 

 o les boulets s'chappent; ses soupapes se ferment aussitt, et son contenu 

 est ramen intact la surface. 



On peut objecter que le volume de la sonde ne permet point de la 

 considrer comme un vrai thermomtre. Il est facde de lui adjoindre un 

 tube vertical beaucoup plus petit, tout fait semblable, c'est--dire ferm 

 aux deux bouts, sauf un trs-petit trou l'extrmit infrieure. Ce tube 

 tant rempli de mercure la temprature de la surface, le volume d'eau de 

 mer qui ira se loger la partie suprieure donnera le minimum de temp- 

 rature, sauf de trs-lgres corrections faciles dterminer d'avance. Lors- 

 que le thermomtre revient son point de dpart, une certaine quantit de 

 mercure est expulse et recueillie, si l'on veut, dans un petit seau. Ce ther- 

 momtre suppose que les tempratures sont constamment dcroissantes 



(i) Ce moulinet doit tre libre de se mouvoir un peu dans le sens de l'axe, afin de pou- 

 voir engrener avec deux compteurs diffrents, un pour la descente, l'autre pour l'ascension. 



