( n4 ) 



On peut adapter ce polariscope la partie suprieure de l'appareil de 

 Norremberg, et placer sur le porte-objet la substance dont on veut tudier 

 l'action sur la lumire. 



Mes recherches cristallographiques me portaient penser que peut-tre 

 les cristaux du systme rgulier possdaient un faible pouvoir birfrin- 

 gent le long des axes que j'ai nomms axes de symtrie ternaire, et qui ne 

 sont autre chose que les grandes diagonales des cubes auxquels ces cristaux 

 donnent naissance. Si cette prsomption devait se raliser, en plaant le 

 cristal, taill paralllement deux de ses faces octadriques, sur le porte- 

 objet de l'appareil, je devais observer des changements de teintes dont la 

 restitution se ferait priodiquement chaque sixime de tour, pendant que 

 le cristal tournerait autour de la normale aux faces d'entre et de sortie de 

 la lumire. 



J'ai opr sur une lame de sel gemme de 36 millimtres d'paisseur, 

 sur un alun de 26 millimtres , sur un spath-fluor de 9 millimtres , et sui- 

 des bryls normaux l'axe, et de 7 9 millimtres d'paisseur. Je n'ai trouv 

 aucune variation de teintes qui suivt la priode indique, mais seulement 

 des plages plus ou moins bien circonscrites , dont les teintes s'cartaient 

 en plus ou en moins de la teinte sensible, et avaient, pour priode, une 

 demi-rotation du cristal. Ces effets, trs-marqus sur le spath-fluor et le 

 bryl, taient dus des tensions molculaires, variables en intensit et en 

 direction d'une molcule une autre. Telle est mme la cause pour laquelle 

 la croix noire des anneaux du bryl est toujours lave de blanc, comme l'a, 

 depuis longtemps, fait remarquer M. Babinet. 



Je conclus de ces expriences que , dans le sel gemme , s'il existe une 

 diffrence de vitesse entre les rayons normaux aux faces octadriques , selon 

 que leur plan de polarisation est normal ou parallle aux artes de ces mmes 

 faces, cette diffrence ne saurait dpasser la dix-millionime partie de la va- 

 leur absolue de la vitesse ; sans cela, elle et t sensible mon appareil. 



> Si l'on opre sur un cube de verre de 16 millimtres de ct, et plac 

 sur le porte-objet de l'appareil Norremberg , de faon que ses faces latrales 

 soient diriges suivant les azimuts + 45 et 4$ degrs , il suffit de com- 

 primer le cube entre les doigts pour que la variation des teintes dnote le 

 pouvoir birfringent que prend alors cette substance. 



Pour mesurer l'nergie de ce pouvoir, on placera sur le trajet des 

 rayons un appareil compensateur qui permette de ramener les teintes 

 l'galit, et qui, en mme temps, se prte une dtermination numrique. 

 On peut employer l'un ou l'autre des deux procds suivants : 



