(01 ) 



I. Mthode chimique. 



La mthode chimique, excute dans les conditions que j'ai indiques 

 dans mon premier Mmoire (pages i5o et i63), permet d'obtenir avec une 

 grande prcision la fraction moyenne de saturation qui existe dans l'air 

 pendant le temps que l'opration s'excute. Mais c'est une exprience de 

 laboratoire, d'une excution longue, et qui exige des appareils volumineux; 

 elle sera donc difficilement adopte dans les observatoires mtorologiques. 

 La mthode chimique convient minemment la vrification des autres 

 mthodes hygromtriques, et la dtermination des constantes numriques 

 que plusieurs d'entre elles exigent. J'en ai constamment fait usage, ce 

 point de vue, dans les recherches qui font l'objet de mon premier 

 Mmoire. 



II. Hygromtres forms par des substances organiques qui s'allongent par l'humidit. 



On admet gnralement que les hygromtres les plus parfaits de cette 

 classe sont les hygromtres cheveu ou hygromtres de Saussure. Les 

 expriences nombreuses que j'ai publies dans mon premier Mmoire 

 (pages 164 et suivantes) m'ont dmontr que ces instruments, lorsqu'ils 

 sont gradus d'aprs les principes de Saussure, ne sont nullement compa- 

 rables, et qu'ils ne prsentent pas la sensibilit qu'on leur avait suppose, 

 puisqu'ils mettent souvent un temps assez long pour parvenir leur tat 

 d'quilibre. J'ai donn, dans ce mme Mmoire, deux nouveaux procds 

 de graduation (pages 173 et 184), par lesquels, au lieu de fixer seulement 

 les points extrmes de l'chelle hygromtrique, on dtermine sur chaque 

 instrument un grand nombre de points intermdiaires, qui permettent de 

 construire la courbe de la marche de l'instrument. Cette courbe est loin 

 d'tre une ligne droite, comme le supposait Saussure. Mais ces procds de 

 graduation exigent des oprations dlicates et longues, auxquelles il est 

 difficile de se rsoudre pour un instrument qui se drange aussi facilement 

 que l'hygromtre cheveu. Il esta dsirer que les observateurs renoncent 

 dfinitivement un appareil sur le bon tat duquel ils ne peuvent jamais 



compter. 



III. Hygromtres condensation. 



La mthode qui consiste dterminer directement le point de rose 

 est la plus prcise de toutes celles qui ont t imagines jusqu' ce jour. 

 Lorsqu'elle est excute dans les conditions que j'ai dveloppes dans mon 

 premier Mmoire (page 196), elle permet de dterminer la fraction de satu- 



laa. . 



