(938 ) 

 tions sont encore reprsentes d'une manire satisfaisante par la formule qui 

 s'applique au mme psychromtre plac l'ombre. On trouve, en effet, 

 dans la huitime srie faite sur le plateau lev des Pyrnes, plusieurs exp- 

 riences pendant lesquelles le soleil frappait directement sur les thermo- 

 mtres, et ces expriences prsentent avec la formule le mme accord que 

 celles qui ont faites l'ombre. Les expriences de la sixime srie qui ont 

 t faites dans la cour sud du Collge de France, l'appareil tant en plen 

 soleil, semblent conduire la mme conclusion. 



5. Dans les circonstances atmosphriques o l'eau gle la surface 

 du thermomtre mouill, et qui correspondent toujours des tempratures 

 de l'air infrieures o, ou trs-peu suprieures o, le psychromtre 

 devient de moins en moins sensible, parce que les variations de la force 

 lastique de la vapeur d'eau saturation avec la temprature deviennent de 

 plus en plus faibles mesure que la temprature baisse. Les expriences de 

 la septime srie prouvent qu'une mme valeur de A ne peut plus repr- 

 senter les vritables fractions de saturation dans toutes les parties de l'chelle 

 hygromtrique. Il est ncessaire de dterminer au moins deux de ces valeurs, 

 l'une pour l'air qui approche de la saturation, et l'autre pour l'air qui en 

 est loign. Mais il est craindre que ces valeurs de A ne conviennent pas 

 pour toutes les tempratures basses, et qu'elles changent sensiblement avec 

 ces tempratures. C'est un point qui ne peut tre clairci que par les obser- 

 vateurs qui habitent les contres trs-froides, car dans nos climats on a rare- 

 ment l'occasion de faire des observations dans de semblables conditions. 



11 me parat inutile de chercher une formule qui reprsente les obser- 

 vations psychromtriques mieux que ne peut le faire la formule simplifie 

 de M. August, car les indications de l'instrument sont videmment influen- 

 ces par des circonstances locales et accidentelles, dont le calcul ne peut 

 pas tenir compte. Le psychromtre doit tre considr comme un instru- 

 ment empjrique, analogue l'hygromtre cheveu de Saussure ; il a, 

 sur ce dernier instrument, l'avantage d'tre beaucoup moins altrable; mais 

 ses indications sont encore plus dpendantes des circonstances locales. Il 

 est dsirer que les observateurs se convainquent bien de cette vrit, afin 

 qu'ils ne continuent pas observer des instruments sur les indications des- 

 quels ils ne possdent aucune donne certaine, et entasser des observa- 

 tions douteuses qui seront beaucoup plus nuisibles qu'utiles aux vrais pro- 

 grs de la mtorologie. 



Si l'on persiste se servir du psychromtre pour les observations hygro- 



