( 458 ) 



rnule qui exprime l'action d'un courant circulaire sur une aiguille aimante, 

 conduisent au vritable rapport des intensits des courants. 



L'emploi de la simple formule I = T tang conduirait des intensits 

 qui seraient souvent en erreur d'une quantit trop considrable pour tre 

 nglige. Nanmoins la boussole des tangentes, avec les lgres modifi- 

 cations que nous avons cru devoir y apporter, est un instrument commode 

 et prcieux pour les recherches sur les courants dvelopps par les piles, 

 pourvu que l'on corrige les rsultats par la formule cite ou par tout autre 

 moyen . 



Le physicien qui aurait un grand nombre de dviations calculer 

 pourrait pralablement former une Table de degr en degr entre 60 et 

 80 degrs, et de 5 en 5 degrs pour les angles plus petits, des rapports entre 

 les tangentes correspondantes aux degrs de la boussole dont il devrait se 

 servir, et les intensits corriges par la formule complte; il aurait ainsi les 

 facteurs par lesquels il faudrait multiplier les intensits fournies par la 

 formule simple pour avoir les intensits relles. 



La formation de cette Table exigerait, ou que l'on connt la distance 

 relle des ples de l'aiguille, ou qu'on et rduit plusieurs courants d'in- 

 tensit diffrente par une drivation convenable dans un rapport donn. 



La dtermination exacte de la distance des ples est une opration 

 assez dlicate quand il s'agit de courtes aiguilles. Nous croyons que le plus 

 certain, quand on a pour plusieurs intensits les drivations qui corres- 

 pondent au courant total et une fraction connue de ce courant, est de 

 chercher la distance des ples qui, introduite dans la formule, conduit au 

 vritable rapport des intensits; c'est ainsi qu'on a procd dans ce 

 Mmoire. 



Si l'on voulait s'pargner les calculs et les dterminations exprimen- 

 tales pralables, il faudrait agrandir le cercle du courant et diminuer la 

 longueur de l'aiguille, sans toutefois la prendre au-dessous de 3o millim- 

 tres de longueur totale. 



Une boussole, dont le cercle du courant a 1 mtre de diamtre et l'ai- 

 guille 3o millimtres de longueur, donne des dviations dont les tangentes 

 sont sensiblement proportionnelles aux intensits. 



La diffrence entre l'intensit donne par la simple tangente et par la 

 formule plus complte, ne dpasse pas une valeur angulaire de 2 minutes 

 entre 20 et 80 degrs. 



Ces grandes boussoles seraient la vrit peu sensibles ; on leur don- 

 nerait la sensibilit des petites boussoles, en substituant la lame du 



