(935) 



stances plus varies, et l'ensemble des rsultats que j'en ai dduits me per- 

 met, je crois, de dcider les questions que je viens de poser. 



Le mode gnral d'oprer consistait comparer les fractions de satu- 

 ration 7. dduites de la formule d'aprs les indications du psychromtre, 



avec les fractions de saturation que l'on conclut de la pese directe de l'hu- 

 midit contenue dans un volume connu du mme air. Cette dernire dter- 

 mination se faisait l'aide d'un aspirateur coulement constant, qui, par 

 l'intermdiaire d'un long tube, puisait l'air atmosphrique dans le voisinage 

 des thermomtres du psychromtre, et faisait passer cet air travers des 

 tubes desschants tars. Pendant l'coulement de l'aspirateur, qui durait de 

 trois quarts d'heure une heure, on observait rgulirement, de cinq minutes 

 en cinq minutes, les indications des thermomtres du psychromtre. Cette lec- 

 ture se faisait de loin avec une lunette, afin que l'instrument et l'tat hvgro- 

 mtrique de l'air ne fussent pas influencs par le voisinage de l'observa- 

 teur. On prenait les moyennes des indications thermomtriques , et l'on 

 notait la hauteur moyenne du baromtre pendant la dure des observations. 

 Ces moyennes, introduites dans la formule du psychromtre, donnaient une 

 valeur de x, que l'on comparait avec celle qui se dduisait de la pese 

 directe de l'humidit. 



Je donne dans mon Mmoire un grand nombre de tableaux qui ren- 

 ferment les rsultats de ces expriences. Je crois pouvoir en dduire les 

 conclusions suivantes : 



i. La formule thorique du psychromtre, donne par M. August, 

 ne peut pas tre regarde comme l'expression vritable des faits, car elle ne 

 tient pas compte de plusieurs circonstances qui exercent une grande in- 

 fluence sur les indications de cet instrument. Les tempratures relatives des 

 thermomtres sec et mouill ne dpendent pas seulement de l'tat de satu- 

 ration de l'air ; elles dpendent encore de ses divers tats d'agitation, et des 

 conditions locales dans lesquelles l'instrument est plac. Ces thermomtres 

 indiquent, en effet, des rsultantes qui dpendent de la temprature propre 

 de l'air ambiant, de la radiation calorifique variable des corps environ- 

 nants, et, en outre, pour le thermomtre mouill, du pouvoir vaporant 

 (peut tre variable avec la temprature) que l'air exerce sur l'eau, dans les 

 conditions de temprature, de saturation et de mouvement, o l'instrument 

 se trouve. 



En donnant au psychromtre un mouvement rapide de translation 



