( 936 ) 



circulaire autour d'un axe vertical, on diminue l'influence de l'agitation 

 variable de l'air et celle des conditions locales, mais on dtruit la simpli- 

 cit qui fait le principal mrite du psychromtre. 



M. Walferdin a propos dernirement de se servir, pour les observa- 

 tions psychromtriques, d'un seul thermomtre, dont le rservoir, enve- 

 lopp de mousseline, est successivement sec et mouill. On fait tourner 

 rapidement, en fronde, le thermomtre sec, et l'on fait la lecture qui donne 

 la temprature de l'air. On mouille ensuite la mousseline, on fait tourner de 

 nouveau l'instrument, et la temprature qu'il indique alors donne la valeur 

 de t' qu'il faut introduire dans la formule. Cette manire d'oprer a l'inconv- 

 nient de mettre l'observateur trs-prs des instruments qu'il observe, circon- 

 stance qu'il faut toujours viter puisqu'elle influe ncessairement sur l'tat 

 hygromtrique de l'air. Dplus, comme il s'coule toujours un certain temps 

 entre la lecture du thermomtre sec et celle du mme thermomtre humide, 

 on n'est pas certain, surtout l'extrieur o l'agitation de l'air est inces- 

 samment variable, si les deux tempratures correspondent au mme tat de 

 l'air. L'erreur qui peut rsulter de cette non-concidence est loin d'tre n- 

 gligeable, car elle porte sur la diffrence des tempratures (t t'), qui est 

 souvent trs-petite, surtout dans les basses tempratures. Dans tous les cas, 

 si l'on voulait oprer de cette manire, il faudrait dterminer, par une 

 srie d'expriences directes et analogues celles que j'ai dcrites dans ce 

 Mmoire, la valeur du coefficient A qui s'y applique. 



Pour viter l'influence de l'agitation variable de l'air, M. Belli a pro- 

 pos de renfermer le psychromtre dans un tube qui communique, par une 

 de ses extrmits, avec l'air, et, par l'autre, avec un soufflet aspirant 

 double effet, que l'on fait mouvoir de la mme manire dans chaque exp- 

 rience. Mais il est craindre que les tempratures des deux thermomtres 

 ne soient notablement influences par les changements de temprature que 

 l'air peut subir dans cet tat factice de mouvement rapide, travers un tube 

 troit o il rencontre des obstacles. Mais, encore, faudra-t-il, pour chaque dis- 

 position d'appareil et pour la vitesse de courant adopte par chaque obser- 

 vateur, dterminer par des expriences directes, la valeur de A qui convient 

 pour sa manire d'oprer. Je ferai d'ailleurs remarquer qu'en oprant comme 

 le propose M. Belli, l'observation du psychromtre donne lieu une opra- 

 tion au moins aussi complique que celle de l'hygromtre condenseur, et 

 qu'il n'y a plus alors aucune raison pour lui donner la prfrence sur ce 

 dernier instrument, dont les indications sont absolument certaines. 



