( 937 > 

 2 . Les expriences des premire, deuxime, troisime, quatrime ef 

 huitime sries prouvent nanmoins que la formule 



jc=J'~A(t-t')U 



applique aux observations d'un psychromtre plac dans un espace ferm, 

 ou l'air libre quand il est convenablement abrit contre l'action du vent 

 et contre celle des rayons solaires directs, peut reprsenter, avec une prci- 

 sion suffisante pour des observations de ce genre, les divers tats habituels 

 d'humidit de l'air dans nos climats temprs, pourvu que, clans chaque 

 localit, on ait soin de dterminer la valeur du coefficient A par des exp- 

 riences directes. 



La valeur de ce coefficient a t trouve : 



Dans une petite chambre ferme A = 0,00128 



Dans une vaste salle ferme A = 0,00100 



Dans la mme salle, lorsque deux fentres opposes 

 taient ouvertes A = 0,00077 



Dans une grande cour carre, entoure de construc- 

 tions leves, le psychromtre tant expos au nord. ... A = 0,00074 



Dans la cour de l'auberge de Taverne aux Eaux-Bonnes 

 ( Pyrnes \ A = 0,00090 



3. Lorsque le psychromtre est plac dans une localit o il peut 

 prouver l'action plus directe de certains vents que d'autres, ses indications 

 dans des conditions varies ne peuvent plus tre reprsentes, avec la mme 

 exactitude, par une formule unique. On le reconnat facilement sur les 

 expriences de la cinquime srie, qui ont t faites dans la cour sud du 

 Collge de France. On le remarque galement dans les expriences de la 

 neuvime srie, que M. Izarn a faites sur un plateau trs-lev et entire- 

 ment dcouvert des Pyrnes. Mais, dans ce dernier cas, les carts de la 

 formule par rapport l'tat de saturation rel ne sont pas assez consid- 

 rables, pour que l'on ne puisse pas regarder les indications du psychromtre 

 comme des approximations suffisantes. Bien entendu que la valeur du coef- 

 ficient A avait t dtermine par les observations elles-mmes, Cette valeur 

 tait pour le plateau lev des Pyrnes, A = 0,00090. 



4- Lorsque le psychromtre est expos aux rayons directs du soleil, 

 pourvu que la quantit d'eau qui arrive sur la mousseline du thermomtre 

 mouill soit suffisante pour la maintenir compltement imbibe, ses indica- 



C. R., i85a, a me Semestre (T. XXXV, N 26. ) 123 



