(93g) 



mtriques continues, et ce sont les seules, mon avis, qui prsentent de 

 l'intrt, il conviendra de disposer l'instrument, autant que possible, dans 

 un espace assez vaste, mais convenablement abrit par les constructions 

 environnantes, pour que les thermomtres ne soient pas exposs l'ac- 

 tion directe du vent. Il faudra dterminer la constante A de la formule 

 oc ==/"' A [i t') H qui convient la localit choisie, par des expriences 

 comparatives, soit avec l'hygromtre condensation, soit par la mthode 

 chimique. Pour faire cette dtermination, on choisira de prfrence les 

 moments o l'air est loign de la saturation, parce qu'alors le terme affect 

 de A a une valeur numrique plus grande. Il sera mme convenable de d- 

 terminer la constante A pour deux portions diffrentes de l'chelle thermo- 

 mtrique : la premire entre o et i o degrs, la seconde entre i o et 3o degrs. 

 Il est probable que ces deux valeurs ne seront pas identiques, et l'on em- 

 ploiera chacune d'elles entre les limites de temprature pour lesquelles elle 

 a t dtermine. En oprant ainsi, on sera certain de dduire des observa- 

 tions du psychromtre des valeurs de la fraction de saturation de l'air qui 

 ne diffreront pas de plus de-^ des vritables valeurs, et c'est l une approxi- 

 mation parfaitement suffisante pour des observations de ce genre. 



Si l'on dsirait une approximation plus grande, il faudrait avoir recours 

 l'hygromtre condenseur. La meilleure disposition donner cet instru- 

 ment me parat toujours tre celle que j'ai dcrite dans mon premier 

 Mmoire; seulement, on pourrait remplacer le petit aspirateur que j'y ai 

 figur, par un aspirateur double retournement, analogue celui de Brun- 

 ner, et tabli poste fixe ; on viterait ainsi la peine de remplir frquem- 

 ment l'aspirateur. En donnant chacun des vases de cet aspirateur une capa- 

 cit de 10 1 5 litres, on pourra, sans le retourner, faire au moins vingt ou 

 trente observations conscutives, c'est--dire plus qu'on n'en fait gnrale- 

 ment dans un observatoire pendant toute une journe. Le liquide, dont on 

 remplirait l'hygromtre, serait de l'ther pendantla saison d'hiver, de l'alcool 

 ou mieux de l'esprit-de-bois pendant l't. Il serait facile d'ailleurs de main- 

 tenir ce liquide au niveau convenable dans le petit vase d'argent, sans avoir 

 besoin de dmonter celui-ci frquemment. A cet effet, on ferait communi- 

 quer ce vase par le bas, au moyen d'un trs-petit tube d'argent, avec un 

 rservoir qui contiendrait une quantit un peu considrable du liquide vola- 

 til, et qui fournirait continuellement la petite quantit qui s'vapore. 



123. 



