( a38 ) 



dcimtre. Dans cette position on Ht les indications des cinq fils du micro- 

 mtre, puis on fait faire au tube du microscope une demi-rvolution, et on 

 lit de nouveau les cinq fils du micromtre; alors on fait faire aussi l'chelle 

 d'ivoire une demi-rvolution , et l'on fait deux nouvelles lectures dans deux 

 positions inverses du tube du microscope. La moyenne de toutes ces lectures 

 fait connatre la dislance horizontale entre l'origine de la base et l'axe du 

 premier microscope. 



L'objectif biconcave ne devant pas servir dans les oprations subs- 

 quentes , on l'cart en le faisant tourner avec prcaution autour de la tige 

 d'acier qui le porte. 



Le premier microscope tant install, comme nous venons de le dire, 

 et sa distance l'origine de la base tant connue, environ 3 mtres de dis- 

 tance et dans l'alignement approximatif de la base , on place sur son pied et 

 on cale un second microscope que l'on dispose aussi de manire que la direc- 

 tion des branches mtalliques soit peu prs perpendiculaire la direction 

 de la base; c'est une prcaution que l'on prend chaque fois que l'on place 

 un microscope; 3 mtres plus loin, on place de la mme manire un troi- 

 sime microscope. 



Quand les deux premiers microscopes sont tablis et pendant qu'une 

 personne s'occupe du placement du troisime, deux observateurs prsentent 

 la rgle par ses extrmits sous les deux premiers microscopes, et lisent sur 

 les petites plaques divises les cinq fils du micromtre ; chaque observateur 

 fait faire alors une demi-rvolution au tube de son microscope, et lit de nou- 

 veau les cinq fils du micromtre. La moyenne des dix lectures faites par 

 chaque observateur donne avec une trs-grande exactitude la distance entre 

 les axes des deux premiers microscopes. Une opration tout fait semblable 

 donnera la distance entre les axes du second et du troisime microscope, 

 puis entre ceux du troisime et du quatrime, et ainsi de suite jusqu' la fin. 

 (Comme il n'y a que trois microscopes, le premier devient le quatrime , le 

 second devient le cinquime, etc. ) 



Il est dans la mesure d'une base une prcaution importante prendre , 

 c'est celle qui consiste bien aligner les rgles que Ton place les unes la 

 suite des autres. Dans le systme de M. Porro , on voit que ce sont les axes 

 des microscopes qui doivent se trouver dans le plan vertical passant par la 

 ligne qui joint les deux termes de la base. Pour conomiser le temps sur le 

 terrain, M. Porro ne s'astreint pas rigoureusement remplir cette condition, 

 mais il mesure chaque fois la dviation de la ligne qui joint les axes de 

 deux microscopes conscutifs. Pour cela, dans la direction de la base et 



