( 249 ) 

 charimtres, nous avons d chercher une modification qui nous permt 

 d'employer des prismes de quartz beaucoup moins tendus. 



Cette difficult s'est prsente nous au moment o, venant de succder 

 notre beau-pre et pre, nous avions maintenir la rputation de ses 

 ateliers. Elle nous a longtemps effrays; mais enfin, aprs six mois d'essai, 

 nous avons compltement russi, et nous nous estimons heureux de pouvoir 

 rendre l'Acadmie juge du perfectionnement essentiel que nous avons ap- 

 port au compensateur. 



Le nouvel instrument est plus sensible que l'ancien , et d'un emploi 

 plus facile par suite de la suppression du vernier. En effet, dans ce modle, 

 l'oprateur lit directement sur un tambour ou cercle divis , la richesse sac- 

 charine de la dissolution i centime ou mme ^ centime prs. 



" Voici, en quelques mots , les diffrences que prsentent les deux appa- 

 reils. L'ancien compensateur se compose d'un parallUpipde ou cube de 

 quartz dextrogyre et de deux prismes de quartz lvogyre, placs en sens 

 contraire et de 6 centimtres de longueur; la double paisseur au point de 

 dpart, c'est--dire lors de la superposition complte des prismes, est gale 

 celle du paralllipipde fixe. On voit, d'aprs cela, qu'un petit dplace- 

 ment amne une variation minime d'paisseur, et l'on comprend par l 

 mme qu'il est besoin du vernier pour estimer les dviations avec une ap- 

 proximation suffisante. 



Le nouveau compensateur est form de deux cubes de 12 millimtres 

 de ct, constitus chacun par deux prismes de rotation contraire, mesurant 

 l'un et l'autre 35 degrs. Ces cubes sont superposs de manire ce que les 

 prismes en contact soient de mme rotation pour former, par leur ensemble, 

 une plaque perpendiculaire l'axe et faces parallles. Quand les deux 

 cubes sont dans le prolongement l'un de l'autre , les paisseurs traverses 

 par le rayon lumineux qui passe par le centre de l'appareil sont gales 

 entre elles; le moindre dplacement de l'un des cubes dtruit cette galit, 

 et la diffrence est accuse par la rotation dans le sens de l'paisseur prdo- 

 minante. 



Le cercle divis qui, dans un parcours d'une demi-circonfrence, 

 donne le millimtre partag en centimes, fait connatre directement l'tendue 

 de la dviation produite \ centime prs, et celte dviation est l'expres- 

 sion du pouvoir rotatoire de la dissolution soumise lepreuve. 



>' Il tait important que, dans la manipulation de l'appareil, il n'y et pas 

 de temps perdu, c'est--dire que les dplacements du prisme mobile fussent 

 rigoureusement proportionnels celui du tambour ou cercle divis ; cette 



C. R. , i85o, a" Semestre. (T. XXXI, ^o 8.) 34 



