( ^36 ) 



parfaitement en ligne droite, ce qu'il est facile de reconnatre en visant dans 

 le tube qui est creux et ouvert ses deux extrmits. C'est sur ces dia- 

 phragmes que M. Porro fait reposer une tige de sapin huile et vernie, de 

 I centimtre de diamtre et de 3",07 de longueur. A chacune des extrmits 

 et dans l'axe de cette verge de sapin, M. Porro a incrust une plaque en 

 alliage de cuivre et de nickel, d'une longueur de 5o millimtres diviss 

 en 5oo parties, le zro de la division tant intrieur sur chaque plaque. 

 Par un talonnage fait avec le plus grand soin, on dtermine la distance 

 entre les zros des deux plaques mtalliques. Enfin , le tube de cuivre qui 

 renferme la verge de sapin porte chacune de ses extrmits une fentre 

 recouvrement mobile qui permet de lire les divisions des plaques. 



Pour que le transport en soit plus facile, le tube de cuivre peut se di- 

 viser en trois parties que l'on runit et que l'on fixe avec des vis bouton; 

 la verge de sapin se dcompose pareillement en trois parties, et lorsqu'on 

 veut les rassembler, des repres tracs sur chacune d'elles servent viter 

 les ttonnements. 



Il Telle est la rgle qu'a imagine M. Porro', nous indiquerons bientt 

 comment il l'emploie. 



Les pices dont nous devons maintenant parler sont trois microscopes 

 achromatiques, grossissant environ quarante fois, et construits de la manire 

 suivante : Sur le centre d'une pice trois branches et trois vis calantes 

 s'lve une colonne mtallique creuse qui a vers son sommet un niveau sph- 

 riqe au moyen duquel elle peut tre rendue verticale. Cette colonne est 

 traverse, deux hauteurs diffrentes, par des branches horizontales et pa- 

 rallles qui portent en saillie le tube du microscope dont elles maintiennent 

 l'axe dans une position verticale. Pour tablir compltement la verticalit 

 de cet axe, on a attach au tube du microscope un niveau sphrique qui 

 tourne avec lui. Une crmaillre et un pignon permettent de faire monter 

 ou descendre le microscope pour amener en concidence son foyer et l'objet 

 observer. Enfin, le microscope est muni d'un micromtre, compos de 

 cinq fils parallles, et d'un sixime fil qui leur est perpendiculaire. 



Au sommet de la colonne centrale du microscope, on a tabli un ob- 

 jectif simple de 3 mtres de foyer et de 60 millimtres d'ouverture , plac 

 de manire qu'un plan men par le centre de cet objectif, perpendiculaire- 

 ment son axe optique, passe par l'axe du microscope. Cet objectif est d- 

 sign par M. Porro sous le nom dobjectij directeur. I^a distance entre le 

 centre de cet objectif directeur et l'axe du microscope est de 8 centimtres. 

 Une chelle en ivoire, gradue sur chaque face en millimtres, couvre. 



