( ^37 ) 



lorsqu'on veut s'en servir, le diamtre horizontal de l'objectif directeur; elle 

 peut se placer droite ou gauche de cet objectif, monter ou descendre 

 d'une certaine quantit paralllement elle-mme, ce qui est ncessaire 

 quand le terrain est inclin ; enfin elle peut, en pivotant sur une de ses extr- 

 mits, se relever pour tre mise hors d'action. Le zro de la graduation de 

 celte chelle correspond Taxe optique du microscope. 



Les trois microscopes, entirement semblables, sont supports sur le 

 terrain par trois pieds en bois, ayant chacun une tablette solidement main- 

 tenue par une seule vis. Ces pieds peuvent se replier de manire occuper 

 fort peu d'espace, et leur construction nous a paru trs-satisfaisante. 



Nous pouvons maintenant expliquer comment on effectue la mesure de 

 la base dont la direction a dti pralablement tre jalonne la manire or- 

 dinaire. A chaque extrmit de la base, on fixe en terre une borne sur le 

 sommet de laquelle est incruste une plaque mtallique portant un petit 

 trou conique. On place alors l'un des microscopes au-dessus de la borne 

 partir de laquelle on veut commencer la mesure de la base, et on le pose de 

 manire que la direction des branches mtalliques qui portent le tube du 

 microscope soit peu prs perpendiculaire la direction de la base ; l'axe 

 optique de l'objectif directeur est alors peu prs parallle cette direction 

 de la base. On dispose, en outre, ce premier microscope de faon que son 

 axe optique, pralablement rendu vertical, s'carte peu de la verticale pas- 

 sant par le trou conique de la plaque mtallique. Gomme on a eu soin de 

 pratiquer une ouverture dans chacun des supports, on obtient aisment cette 

 concidence approche au moyen d'un fil plomb que l'on fait passer par 

 cette ouverture. On mesure ensuite, avec beaucoup de prcision, la quan- 

 tit dont l'axe du microscope s'carte, en avant ou en arrire, de la verti- 

 cale du trou conique. C'est pour valuer cet cart que M. Porro a recours 

 une disposition que nous allons faire connatre. Il adapte l partie inf- 

 rieure du tube du microscope une bague en cuivre portant une tige d'acier 

 cylindrique, autour de laquelle peut tourner et le long de laquelle peut 

 s'lever ou s'abaisser la monture d'un objectif achromatique biconcave. La 

 construction de ce petit appareil supplmentaire est telle, que l'axe de l'ob- 

 jectif concave peut tre amen en concidence avec Taxe du microscope. 



Un dcimtre en ivoire divis en demi-millimtres est garni, en son 

 milieu, d'un pivot d'acier que Ton insre dans le trou conique que porte la 

 plaque mtallique de la borne. Ce dcimtre tant plac dans la direction de 

 la base, on fait alors monter ou descendre l'objectif concave jusqu' ce que , 

 en regardant dans le microscope, on aperoive nettement les divisions du 



