( 24o ) 



pas de longueur sous l'influence des variations atmosphriques, de Zach 

 rapporte qu'en 1807 il fit adapter deux pendules astronomiques une verge 

 de sapin huile et vernie; l'une de ces pendules fut place pendant un hiver 

 ct d'une excellente pendule de Ferdinand Berthoud, garnie d'une verge 

 de compensation, et il tait difficile de dire laquelle des deux pendules 

 marchait le mieux. La seconde pendule, place pendant quatre ans dans un 

 observatoire construit eu bois, a constamment suivi une marche rgulire. 

 Nous ferons, au reste, remarquer que dans l'appareil de M. Porro , la rgle 

 n'est pas ncessairement de telle ou telle malire; M. Porro emploie le 

 sapin parce qu'en le prenant de petite dimension, il peut facilement l'ob- 

 tenir homogne et de droit fil , et qu'en le recouvrant de plusieurs couches 

 d'huile siccative et de vernis, il pense le soustraire aux influences atmosph- 

 riques; mais rien n'empche de remplacer la rgle de sapin par une verge 

 mtallique, ou mieux encore par deux verges faites de mtaux diffrents et 

 superposes suivant l'ingnieux piocd de Borda. 



I On pourrait craindre que le vent n'exert quelque drangement dans 

 la position des supports des microscopes ; si cet effet avait lieu, on en serait 

 averti par le niveau sphrique bulle d'air que porte la colonne de chaque 

 microscope. 11 serait d'ailleurs trs-facile de se prserver de l'action du vent 

 par l'interposition d'un cran de dimensions suffisantes. Nous pensons aussi 

 que le tube de cuivre dans lequel est renfei'me la verge de sapin doit tre 

 garanti, par l'interposition d'un cran, de l'action immdiate du soleil, pour 

 viter des mouvements de torsion ou de flexion. Enfin si quelque bourrasque, 

 si un choc accidentel ou une cause quelconque drangeait l'un des micro- 

 scopes pendant la dure de l'opration, on en serait quitte pour recommen- 

 cer la mesure de quelques portes, puisque l'on a d avoir la prcaution 

 d'tablir en terre, et des intervalles assez rapprochs, des repres dont la 

 distance l'origine de la base a t successivement dtermine avec pr- 

 cision. 



Avant de se former une opinion dfinitive sur les appareils de M. Porro, 

 la Commission a dsir mettre profit les lumires et l'exprience de M. le 

 colonel Gorabuf , qui est bien connu de l'Acadmie pour les beaux travaux 

 godsiques et astronomiques qu'il a excuts, d'abord en Italie, puis en 

 France, o il a mesur la base de Gourbera, prs de Dax. M. le colonel 

 Gorabuf s'est rendu notre invitation avec un empressement dont nous 

 devons le remercier. Son opinion est conforme celle que nous avons l'hon- 

 neur de vous exprimer et que nous rsumons dans les conclusions suivantes. 



liCS appareils de M. Porro, destins la mesure des bases, sont sim- 



