(6a 7 ) 



de sorte que les rayons traversent le tube sans dviation. En avant du tube 

 est plac, non plus un prisme de Nicol, mais un prisme birfringent, taill de 

 manire qu'une des images soit limine. Une petite lunette de Galile , place 

 en avant de ce prisme, permet de mieux juger des variations d'intensit de 

 l'image de l'ouverture. 



Le prisme et cette lunette sont situs dans l'axe d'un cercle gradu en 

 cuivre, de a5 centimtres de diamtre, et disposs de manire ce qu'ils 

 puissent se mouvoir autour de cet axe l'aide d'un bras de levier. Un vernier 

 donne la minute sur le cercle, et permet de fixer les positions du prisme 

 birfringent avec une grande approximation. 



La source lumineuse employe est une lampe alimente par l'huile 

 essentielle de schiste, dont la clart, dj trs-vive, est encore augmente 

 par un rflecteur plac en arrire de la lampe, et par une lentille place en 

 avant et l'aide de laquelle on concentre la lumire sur l'ouverture faite au 

 polariseur. 



Quand on veut oprer, on dirige l'extrmit de l'appareil qui comprend 

 le polariseur vers la lampe, de faon cependant que cette lampe ne puisse 

 envoyer de rayons que sur l'ouverture du polariseur. L'observateur, de mme 

 que le prisme analyseur, se trouve ainsi en dehors de toute influence lumineuse 

 dans une chambre obscure; on peut, et cela est mieux encore, l'isoler davan- 

 tage en s'enveloppant la tte dans une toffe noire, sauf l'il dirig sur 

 l'axe de l'appareil. On limine ainsi toute autre lumire que celle qui pntre 

 dans le liquide plac dans le tube d'essai. 



Si, avant de placer le liquide albumineux dans le tube, on a mis l'ana- 

 lyseur dans une position telle, que l'analyseur et le polariseur soient 

 angle droit, on teint toute trace de lumire. En mettant alors le liquide 

 dans le tube d'exprience, on ne tarde pas constater que le plan droite 

 et gauche duquel des effets semblables se manifestent a tourn d'un cer- 

 tain angle que l'on cherche valuer. 



Avec un peu d'habitude, on court peine le risque de se tromper de 

 quatre cinq minutes dans les valuations de l'angle, ce qui est une exacti- 

 tude beaucoup plus grande que celle laquelle on devait s'attendre pour des 

 observations de ce genre. 



En mme temps qu'on oprait avec l'appareil , on a fait constamment 

 les oprations chimiques ncessaires pour analyser le srum du sang ou 

 les liquides albumineux la manire ordinaire, et on a pu ainsi vrifier 

 constamment que les nombres dduits dr; l'analyse physique taient les 

 mmes que ceux rsultant de l'analyse chimique. On a pu ainsi en dduire 



