( 4io ) 



la distance entre l'instrument et la mire par une application particulire du 

 principe de William Green rendu exact par l'anallatisme. La lunette 

 porte, par des tourillons, sur des chevalets qui lui permettent de prendre 

 toutes les positions possibles dans un plan vertical ; dans l'un des flancs 

 de la lunette sont fixs, gale distance du tourillon, deux chapes en agate 

 creuses en cnes dont l'axe est horizontal et normal l'axe de la lunette. 

 lia monlure mtallique de la fiole bulle d'air porte deux conodes d'a- 

 cier disposs pour entrer dans lesdites cavits ; deux ressorts de pres- 

 sion en assurent la juxtaposition. II est peine ncessaire d'ajouter que la 

 vrification de la position de la bulle , par rapport l'axe optique de la 

 lunette, s'opre ici par une seule inversion comme dans le niveau support 

 en <J horizontal. 



De toutes les proprits de cet instrument, la plus remarquable consiste 

 en ce qu'on en obtient, d'un seul coup, non-seulement la cote de niveau en 

 centimtres, mais encore la distance en mtres entre l'instrument et la mire , 

 et cela presque instantanment et plus exactement qu'avec un chanage 

 ordinaire. Voici comment cela se fait . 



Au lieu d'une simple croise de fils, le micromtre porte trois fils hori- 

 zontaux tellement placs, que, quand celui du milieu accuse une visuelle 

 horizontale, les deux autres accusent des pentes ascendantes et descendantes 

 de jfo exactement. La mire n'a pas de voyant mobile , mais elle est divise 

 noir sur blanc en doubles centimtres, convenablement subdiviss, -et la lu- 

 nette est assez forte pour que l'observateur puisse , aux distances ordinaires 

 de nivellement , fractionner lui-mme sa lecture sur la mire par la collimation 

 des fils sur l'image de la division. Il suit de cette disposition, que si a , b 

 dsignent les lectures faites respectivement aux fils infrieur et suprieur, on 

 aura 



a -+- b =. cote de niveau en centimtres, 



a b = distance en mtres. 



Ces rsultats ne s obtiendraient qu'avec un degr d exactitude tout 

 fait insuffisant avec les lunettes ordinaires; mais les lunettes de mes niveaux 

 diastimomtriques sont anallatiques , et permettent ainsi d'arriver la haute 

 prcision qu'une pratique de vingt-cinq ans et les expriences rcentes 

 faites Paris ont suffisamment dmontre. Cet instrument est trs-employ en 

 Italie , principalement par le corps des ingnieurs militaires, et il rend des 

 services immenses par la rapidit des oprations et l'exactitude des rsultats 

 qu'on en obtient; et si mon thodolitre olomtrique a obtenu la prfrence 



