§ 6. Die Messung der Wachsthumsbewegung. 



25 



über einen Kork gespannten Rosshaaren i) oder, bei massiveren Objectcn, mittelst 

 eines Tbeilrädchens^) aufgetragen. 



Um während längerer Zeit zu beobachten wird man thunlichst registrirende 

 Apparate benutzen. In ausgedehnter Weise hat solche zuerst Sachs-') ange- 

 wandt, der die Spitze seines Zeigers am Bogen (vgl. Fig. 7) Curven auf die 

 berusste Papierumkleidung eines Cylinders schreiben Hess, der eine Umdrehung 

 in der Stunde ausführte. Vollkommener sind die weiterhin von Wiesner*), 

 BaranetzkyS) und anderen Forschern 6) benutzten Apparate, bei welchen die 

 Vergrösserung des Zuwachses durch eine Doppelrolle erzielt wird. Ausser diesem 

 Princip haben zur Registrirung des Dickenwachsthums auch andere Ilebelver- 

 grösserungcn Verwendung gefunden. 



Fig. 8 stellt einen nach meinen Angaben angefertigten Apparat dar, der nach 

 dem von Baranetzky angewandten Princip dadurch eine Treppencurve mit dem 

 Schreibzeiger % zeichnet, dass der mit 

 Papier überzogene berusste Cylinder #, 

 je nacli der Stellung des auslösenden 

 Uhrwerks, jede 1/4, Y25 '' > 2 Stunden etc. 

 eine kleine Drehung macht. Die so mar- 

 kirten Strecken geben also den realen 

 Zuwachs im Verhältniss der Rolle iv 

 zur Rolle r vergrössert an. 



Wenn sich aber der durch ein 

 Uhrwerk betriebene Cylinder conti- 

 nuirlich dreht und jede Stunde eine 

 Umdrehung macht, so giebt der verti- 

 cale Abstand der geschriebenen Spiral- 

 linie (vgl. Fig. 9 c — c) den vergrösserten 

 stündlichen Zuwachs an. Ausser diesem 

 Apparat (Abbildung in I. Aufl., Bd. II, 

 p. 86) benutze ich auch einen anderen, 

 dessen Cylinder eine Umdrehung in 

 24 Stunden ausführt und bei welchem 

 die Wachsthumscurve direct auf Co- 

 ordinatenpapier geschrieben wird. In 

 diesem Falle wird dann die Curve 

 mit Schreibfeder und Glycerin-Anilin- 

 blautinte geschrieben (Fig. 9) , eine 



Methode, die auch bei den anderen Apparaten an Stelle des Schreibens auf be- 

 russtes Papier angewandt wird. Uebrigens kann ein geschickter Experimentator 

 sich leicht einen ganz ordentlich arbeitenden Registrirapparat. aus einer Rollen- 



Fig. 0. s Sclireibfetler; g Spanngewicht. Ueber 



andere Constnictionen der Sehreibfeder vgl. z. B. 



L angendor ff, I.e. p. 44. 



p. 369, Wiesner, 1. c. 1883, 

 1, p. M3. Sachs 



1872, Bd. 



\) Wiesner, 1. c. p. 474. 



2) Grisebach, Archiv f. Naturgesch. -1843, IX, Bd. 1 

 p. 473. 



3) Sachs, Arbeit, d. Bot. Instituts in Würzburg 

 nennt den Apparat »selbstregistrirendes Auxanometer«. 



4) Wiesner, Flora 1876, p. 466. 



5) Baranetzky, Die tcägliche Periodicität d. Längenwachsthums 1879, p. 21. 



6) Cohn. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur 1879; Pfeffer, Pflanzen- 

 physiol. 1881, II, p. 86; Botan. Zeitung 1887, p. 29. Zur Registrirung des Dickenwachs- 



