V. Gruppe. Algen, Plankton und Ökologie der Gewässer. 



195 



Literbecher aus Aluminium. 



Der Becher besitzt eine verstellbare Ansatzhüise fiir den Ausziehstoek 

 und einen konkaven Wulst als Aiehungslinie (besonders bei bewegtem Wasser 

 ist es im Freien schwer, 



ein Lite 

 strichen 



ein Litermaß ge- 



voll 



zu 



Abb. 86. Kupfer sieb kästen. Dient zum Absieben 

 großer Wassermengen. Die 4 x 100 qcm messenden Sieb- 

 flächen bestehen aus Phosphorbronze Nr. 260. Jedes der 

 vier Siebfenster enthält 1 Million Maschen. Der ver- 

 bleibende Rest wird durch ein Planktonsieb weiter ein- 

 geengt. Linear Y4 ri^t. Gr. (Orig.) 



schöpfen). 



Mit dem Liter- 

 becher schöpft man 

 Wasser bis zu etwa 

 1 m Tiefe und gießt 

 es (meist am besten 

 50 1) durch ein Netz 

 oder Sieb. Das Kupfer- 

 sieb wird beim Trans- 

 port in den Becher 

 gesteckt. 



Ausziehstock. 



Der aus Messing 

 gefertigte Stock ist 

 teleskopartig auszieh- 

 bar und zum Auf- 

 stecken einer Reihe 

 von Instrumenten bestimmt. Das bequemste Format dieses Stockes ist 

 ausgezogen 1,20 m, zusammengeschoben etwa 30 cm lang. 



Planktongläser. 



Die Planktongläser (s. Abbild. S. 180) besitzen im allgemeinen reagenz- 

 glas-ähnliche Form. Ihre Länge beträgt 14 (oder 28) cm, ihr lichter Durch- 

 messer 16 mm. Dabei ist 1 cm Höhe ^= 2 ccm Inhalt. Sie dienen dazu, 

 das abgesiebte, konservierte Setzvolumen aus möglichst 50 1 (auch um- 

 gerechnet auf 1 cbm) Oberflächenw^asser (bzw. Abwasser) oder aus mög- 

 lichst 1 cbm Trinkwasser zu bestimmen. Vergl. S. 181. 



Da sich das Absetzen in zylindrischen Gläsern am einwandfreisten 

 vollzieht, wählt man konisch zugespitzte Gläser zweckmäßig nur zum Ab- 

 messen kleiner Volumina. Die Röhrchen sind von 1 — 5 ccm graduiert. 



Für den Transport bestimmte Proben sollen fast bis zum Korken mit 

 W^asser gefüllt sein. 



Planktonkammer. 



Die 1 ccm-Planktonkammer besteht aus einer flachen Glasküvette 

 von 22 mm Durchmesser und 2,63 mm Höhe mit planparallel geschliffenen 

 Scheiben. Die Deckscheibe kann mit Teilstrichen versehen sein, um das 

 Auszählen der umgekehrt gelegten Kammer zu erleichtern. Sie ist in eine 



13* 



