527 



stammende Verunrelnigung mit solchen Sporen Veranlassung zu unlieb- 

 samen Erfahrungen geben. 



Selbstverstandlich miissen alle Gegenstande in vollkommen trockenem 

 Zustande in den HeiBluftsterilisator komraen, da sonst bei der hohen 

 Temperatur allfallig mit heiBen Glasflachen zusammentreffendes Konden- 5 

 sationswasser ein Springen der GefaBe zur Folge haben konnte. Damit 

 ist auch die Beschrankung angedeutet, welcher die Anwenduug dieser 

 Sterilisationsmethode imterliegen muB. Fliissigkeiten fallen fiir HeiB- 

 luftsterilisation tiberhaupt nicht in Betracht, sondern nur feste, verhalt- 

 nismaBig schwer veranderliche Gegenstande. 10 



Unter Umstanden kann die Entkeiinung der Luft selbst infolge der 

 Erhitzung neben der Entkeimung fester Gegenstande durch Beriihrung 

 mit der heifien Luft als Sonderzweck in Betracht gezogen werden. Dies 

 ist der Fall beim Arbeiten mit dem sogen. Pasteur -Kolben (s. Fig. 54 

 in Bd. IV, S. 111). GieBt man aus dessen Seitenrohr sei es zum is 

 Zwecke der Probenahme Oder aber, urn mit dessen Inhalt einen zweiten, 

 ahnlichen Kolben zu beimpfen Fliissigkeit aus, so halt man die 

 Oeffnung oder auch die erste Biegung des Schwanenhals-Bohres in die 

 Flamme und beabsichtigt mit dieser Erhitzung in erster Linie eine 

 Befreiung der nachstromenden Luft von darin euthaltenen Keimen. Eine 20 

 solche Reinigung der Luft im Innern der Gefafie ist natttrlich bei der 

 gewohnlichen Sterilisierung im HeiBluftschrank inbegriifen, wenn man 

 auch hier in erster Linie die Vernichtung der den GefaBwanden an- 

 haftenden Keime im Auge hat. 



118. Sterilisierung (lurch feiichte Warme. 25 



Schon E. KOCH und WOLFFHUGEL (1) haben darauf aufmerksam ge- 

 macht, dafi heifie Luft, wenn sie nicht miudesteus die Temperatur von 

 150 C hat, ein minderwertiges Entkeimungsmittel ist, und dafi Wasser- 

 dampf im Vergleich zu Luft von gleicher Temperatur viel kraftiger 

 wirkt. Diese Tatsache gilt nicht nur fiir die Abtotung von Bakterienao 

 und ihren Dauerformen, sondern, wie sich spater herausgestellt hat, auch 

 bezliglich der Warmewirkung auf pulverformige Enzympraparate , auf 

 lebende Samen usw. Je trockener solche Objekte sind, um so besser 

 ertragen sie hohe Warmegrade, je feuchter, um so schneller werden sie 

 durch dieselbe Temperatur Schaden leiden. Es wird also ganz allgemein 35 

 die schadigende Wirkung hoher Temperaturen gegenuber Plasma und 

 Enzymen durch die Anwesenheit von Wasser gesteigert, eine Tatsache, 

 die der Sterilisierung solcher Gegenstande zugute kommen mu6, welche 

 sich fiir Behandlung mit heiBer Luft nicht eigneu, also vorab fiir Fliissig- 

 keiten all er Art. Die Erhitzung der letzteren kann dabei sowohl direkt4o 

 in einem GefaB auf freiem Feuer als auch indirekt durch Aufstellen des 

 Gefafies in einer Atmosphare von heiBem Wasserdampf erfolgen. Bei 

 der Entkeimung fester Gegeustande mittelst feuchter Warme findet in 

 der Regel ein Bespiilen, bezw. Durchstromen mit heifiem Dampf An- 

 wendung, unter Umstanden aber auch das Halten der Objekte in kochen-45 

 dem Wasser. 



Wenn nach dem Gesagten das Sterilisieren in heiBem Dampf dem 

 Sterilisieren in heiBer Luft ini allgemeinen bedeutend iiberlegen ist, so 

 bietet doch jede der beiden Methoden in gewissen Fallen ihre besonderen 

 Vorteile, und es miissen Bestrebungen, die letzteren zu vereinigen, mit GO 



