530 



lung im Dampftopf iiber 1 J 2 Stunden mid die widerstandsfahigsten 

 Kartoifelbazillen nach GLOBIG (1) liber 6. nach TH. SAMES (1) bis 10 und 

 nach CHRISTEN (1) sogar iiber 16 Stunden. Solche Sporen von hoher 

 Widerstandsfahigkeit finden sich regelmafiig in der Erde (s. Bd. Ill, 

 sS. 442) und in alien Materialien. die Gelegenheit batten, direkt oder 

 indirekt niit Erde verunreinigt zu werden. Die Sterilisiernng solcher 

 Objekte wtirde bei Verwendung des Dampftopfes zu viel Zeit und Brenn- 

 material beanspruclien, und man erreicht in diesein Falle das Ziel sclmeller 

 und siclierer mit Hilfe gespannten Dampfes. 



10 Nachdem schon PASTEUR (1) die Erfahrung gemacht hatte, dafi 

 Milch, welche durch mehrstiiudiges Kochen nicht steril gemacht werden 

 konnte, bei Erhitzung auf 110 C in verhaltnismaBig kurzer Zeit keine 

 lebenden Keime mehr enthielt, haben Versuche spaterer Forscher, so jene 

 von GLOBIG (1), von MIQUEL und LATTRAYE (1) und von anderen. darge- 



15 tan, daB oberhalb 100 C mit steigender Temperatur die Desinfektions- 

 kraft von Fliissigkeiten , bezw. von gesattigtem Wasserdampf, rasch zu- 

 nimmt. Zur Erzeugung der gewiinschten Dampfwarme kann man sich 

 der in chemischen Laboratorieu zur Starkemehlbestimmung gebrauchten 

 Autoklaven bedienen. Diese sind, weil fiir mehrere Atmospharen Ueber- 



2odruck bestimmt, gewohnlich in einem Grade massiv gebaut, wie er fiir 

 bakteriologische Zwecke nicht notig ist. Eiu Druck von einer Atmo- 

 sphare genligt hier fiir alle Zwecke, und meisteus wird man besser nur 

 0,5 at anwenden und dafiir die Dauer der Einwirkung entsprechend ver- 

 langern. Fiir kleinere Fliissigkeitsmengen (bis zu 50 ccm) geniigt zur 



25 Sterilisierung eiue ca. 20 Minuten dauerde Erhitzung bei 1 at Ueber- 

 druck, entsprechend einer Dampftemperatur von ca. 120 C. Bei An- 

 wendung von nur 0,5 at Ueberdruck, entsprechend einer Dampftemperatur 

 von ca. 112 C, muB die Zeit der Einwirkung auf 30 Minuten ausgedehnt 

 werden. Sehr angenehm ist beim Arbeiten mit dem Autoklaven der seit 



soeinigen Jahreu im Handel befindliche, zuerst von LAUTENSCHLAGER in 

 Berlin hergestellte Manometer-Regulator, der es gestattet, iuner- 

 halb des zulassigen Druckes einen beliebigen Teil zur Wirkung gelangen 

 zu lassen. Die nahere Einrichtung dieses Hilfsapparates ist in den 

 Katalogen jeder groCeren Firma fiir bakteriologische Bedarfsgegenstande 



35 beschrieben. Beziiglich der Handhabung des Autoklaven ist besonders 

 daran zu erinnern, da6 1. immer ein geniigender Wasservorrat im Appa- 

 rate sei, 2. der Dampf vor dem SchlieBen des Hahnes einige Minuten 

 ki^aftig ausstromen soil, damit man der vollstaudigen Austreibung der 

 Luft sicher sein kann, und 3. nach erfolgter Sterilisation erne plotzliche 



40 Druckverminderung dadurch zu vermeiden ist, dafi man den Dampfhahn 

 nicht offnet, bevor der Druck im Apparat dem Atmospharendruck gleich 

 geworden ist. 



Ganz besonderes Gewicht ist aus naheliegenden Griinden auf die 

 vollstandige Austreibuug der Luft zu legen. Bei der Sterilisierung von 



45Gegenstanden, die mit Luft erfiillte, schwer zugangliche Hohlraume in 

 sich schlieBen, kann man sich einer Behandhmg durch gespannten Dampf 

 bedienen, wobei eine Evakuierung eingeschaltet wird. F. BORDAS (1) hat 

 dieses Verfahren fiir die Sterilisierung von Flaschenkorken (vergl. Bd. IV, 

 S. 274) empfohlen. In diesein Zusammenhang darf auch auf die giiustigen 



50 Erfahrungen hingewiesen werden, w r elche M. RUBNER (3) beziiglich der 

 sclmellen Durchwarmung poroser Objekte durch \Yasserdampfe unter Zu- 

 hilfenahme des Vakuums hat machen konnen. 



Ein Apparat, der sowohl als Dampftopf wie als Autoklav benlitzt 



