15 



ser 1 ) eingetaucht, dessen Temperatur in zwei verschiedenen Hohen 

 durch genaue Thermometer bestimmt wurde. 



Die verhaltnissmassig geringe endosmotische Volum- 

 zunahme und die Nothwendigkeit die Zeitdauer eines 

 Versuches mb'glichst abzuktirzen, forderten die Wahl 

 eines engen Messrohres. Das von mir angewandte Rohr 

 hatte einen Durchmesser von 1,4090 Millim. und war auf 

 einer Strecke von 20 Centimeter in Millimeter getheilt. 

 Eine genaue Calibrirung ergab fur diese getheilte Strecke 

 einen gleichmassigen Durchmesser, so dass uberall die 

 Erhebung der Fliissigkeit um 1 Millim. , eine Volum- 

 zunahme von 1,559 Cubicmillim. anzeigt. 



Einstellung der Flttssigkeitssaule im Messrohr und 

 Zusammensetzuug des Apparates bediirfen keiner beson- 

 deren Erlauterung ; beilaufig sei nur erwahnt, dass das 

 Austrocknen des nicht von Fliissigkeit eingenommenen 

 Theiles des Messrohres mittelst eines Fadens geboten ist. 



Bei dem verhaltnissmassig grossen Rauminhalt der 

 Zelle von mindestens 15 Cub. -Cent, macht sich eine 

 Temperaturschwankung von 1C. im Messrohre durch 

 eiue Aenderung des Fliissigkeitsniveau von durchschnitt- Fig. 2. 

 lich etwa 2 Millim. bemerklich und bedarf es deshalb einer genauen 

 Controle der Temperatur. Es wurde diese an den beiden, mit ihren 

 Kugeln neben dem unteren und oberen Ende der Zelle befindlichen 

 Thennometern bis auf 1 /2 C. abgelesen; die Thermometer selbst 

 waren in Vio getheilt und mit einem Geissler'schen Normalthermo- 

 meter genau verglichen. Wahrend eines Versuches wurde mit seltener 

 Ausnahme dafttr Sorge getragen, dass die Temperatur der Flttssigkeit 

 ho'chstens um l /^G. oscillirte, schon einige Zeit vor einer Ablesung 

 wurde aber jedesmal die Ausgangstemperatur bis auf V'2oC. genau 

 wieder hergestellt. Da dieses verhaltnissmassig leicht durch Be- 

 riihrung des Glascylinders mit der Hand, oder mit einem kalten Kb'rper 

 zu erreichen ist , so zog ich diesen Weg einer Reduction auf gleiche 

 Temperatur vor, welche eine jedesmalige Bestimmung des Ausdehnungs- 

 werthes gefordert hatte. 



Die Niveauanderung der Fltissigkeitssaule im Messrohr wurde 

 durch Ablesung mit Cathetometer bis auf 0,1 Millim. genau bestimmt, 



Ich werde kurz von Wasser als Aussenfliissigkeit sprechen, wenn diese ^^_ 

 auch eine diluirte Lusuug des Membranbildners ist. 



s 



|LU L I B R A R Y 



^V ^*^ /i 



