19 



nicht unterlassen zu diirfen. dass sowohl das Druckrohr, wie auch 

 dessen Vereinigung mit dem Druckapparate zweckmassiger in anderer 

 Weise zu construiren ware ! ) und auch von mir gleich anfangs anders 

 construirt sein wiirde, wenn ich nicht mit Riicksicht auf bestimmte in 

 Aussicht genommene Versuche, welche sich erst weiterhin al8 unnothig 

 erwiesen, Grand gehabt hatte, alle Metal Ischlttsse zu vermeiden. 



Da Glasrbhren so erheblicher Lange kaum von gleichmassigem 

 Durchmesser zu erhalten sind, so musste wenigatens fllr die Stellen 

 eine genaue Calibrirung vorgenommen werden, an denen Ablesungen 

 zur Bestimraung der Filtrationsmenge ausgeftthrt wurden. Es genttge 

 hier einfach die Bemerkung, dass der Durchmesser des erwahnten 

 unteren Druckrohres zwischen 1,48 und 1,68 Millim. lag und auch das 

 obere Druckrohr ein ahnliches Lumen hatte. 



Bei Feststellung der Beziehung zwischen Dnickhb'he und Filtratione- 

 menge wurde die Versuchsdauer fur jede einzelne Druckhb'he so aus- 

 gedehnt, dass eine Senkung der Quecksilbersaule von mindestens 8 Mm. 

 zu Stande kam. Durch Ablesung in einigen Intervallen wurde die 

 Genauigkeit der Beobachtungen controlirt. Mit Riicksicht auf die Ver- 

 anderlichkeit der Filtrationsschuelligkeit der Membran wurde mbglichst 

 schnell operirt und zum Schluss einer Versuchsreihe noch ein Experi- 

 ment bei demselben Drucke angestellt, mit welchem die Versuchsreihe 

 erbffnet war. 



Wird die Temperatur des in der Olivette befindlichen Wassers ge- 

 nau regulirt und die Temperatur der Luft, mit ihr aueh die Temperatur 

 der tiber Wasser ragenden Quecksilbersaule, auf dei*selben H(5he an- 

 nahernd genau gehalten, so kommt der aus Temperaturdifferen- 

 zen und Ablesung zusammen entspringende Fehler hb^ihstens der Ver- 

 schiebung einer Quecksilbersaule von 0,4 Millim. gleich, dttrfte diese 

 Hb'he aber wohl keinmal erreicht haben. Die Elasticitat der Kaut- 

 schukkorke bringt bei der geringen Druckandemng von 10 bis 15 Mm., 

 wie sie fttr einen Einzelversuch in Betraeht kommt, keinen zu beach- 

 tenden Fehler mit sich. Nattirlich muss jeder Schluss sehr vollkommen 

 und der Apparat unverrttckbar aufgestellt sein. Aus nicht genauer 

 Vertikalstellung, aus Anwesenheit von Luft im Apparat entspringende 

 Fehler und einige andere zu vermeidende Fehlerquellen kann ich flig- 

 lich unerwahnt lassen. 



Zur Bestimmung des wirklichen mittleren Filtrationsdruckes miissen 



1) Am besten wiirde eine etwas raodificirte Construction sein, wie sie Reg- 

 nault anwendete. Memoir, de 1'Academ. d. sciences d. 1'institut de France. Bd. 

 XXI, p. 329. 



2* 



