8 



Nach Fertigstellung der VerschlUsse wurde dann die Nieder- 

 schlagsmembran nach dem schon angedeuteten Princip eingelagert, 

 resp. atifgelagert. Zum Gelingen dieser Operation bedarf es aber 

 durchaus einer Reihe von Vorsichtsinassregeln, welche nun in Folgen- 

 dem erortert werden sollen. Da ich hauptsachlich mitFerrocyankupfer- 

 membrauen experimentirte, welche der Innenflache der Thonzelle auf- 

 gelagert waren, so will ich auch diesen Fall speciell ins Auge fassen. 



Die Thonzellen wurden zuerst unter der Luftpumpe durch wieder- 

 holtes Evacuireu vollkommen mit Wasser injicirt, und dann mindestens 

 einige Stunden in eine 3 Procent Kupfervitriol enthaltende Losung 

 gestellt und auch im Innera rait dieser Lftsung geflillt. Dann wurde die 

 Thonzelle nur im Inneru einigemal schnell mit Wasser ausgesplilt, 

 durch eingefiihrte Streifen aus Filtrirpapier mb'glichst schnell gut ab- 

 getrocknet und , nachdem sie auch ausserlich etwas abgetrocknet war, 

 einige Zeit an der Luft stehen gelassen bis sie sich eben noch feucht 

 anfuhlte. Dann wurde eine 3procentige Losung von Ferrocyankalium 

 in das Innere eingefiillt und die Zelle unmittelbar darauf wieder in 

 Kupfervitriollosung eingestellt. 



Hatte dann die Zelle 24 bis 48 Stunden ruliig gestanden, so wurde 

 sie ganz mit der Ferrocyankaliumlosung gefiillt und in der Weise, wie 

 es Fig. 1 zeigt, geschlossen. Es entwickelt sich nun allmalig ein ge- 

 wisser Ueberdruck des Inhaltes, weil die Ferrocyankaliumlosung die 

 Kupfervitriollosung an osmotischer Wirkung ubertrifft. Nach weiteren 

 24 bis 48 Stunden wurde dann der Apparat wieder geb'ffnet und ge- 

 wb'hnlich eine Losung eingefiillt, welche 3 Procent Ferrocyankalium 

 und 1 ! / 2 Procent Salpeter (dem Gewichte nach) enthielt und die einen 

 osmotischen Ueberdruck von etwas mehr als 3 Atmospharen entrvvickelt. 

 Sollte Ubrigens die Zelle zu Versuchen dienen, bei welchen eine hbhere 

 Druckkraft entstand, so wurde sie auch, indem eine mehr Salpeter ent- 

 haltende Losung verwandt wurde, auf hbheren Druck geprlift. NatUr- 

 lich kann man bei diesen Probeversuchen beliebige selbstgefertigte Ma- 

 nometer verwenden. 



Die zuerst langsame Drucksteigerung und eine gewisse Zeitdauer 

 dieses geringeren Druckes sind erfahrungsgemass fiir die Herstellung 

 brauchbarer Apparate sehr wesentlich. Es ist ja auch einleuchtend, 

 dass die ohne einseitigen Druck gebildete Membran iiber kleiue Ver- 

 tiefungen der Innenflache der Thonzellen ausgespannt sein kann, denen 

 sie sich in Folge der Druckentwickelung anschmiegen muss. Dieses 

 mag dann mit Sicherheit vor sich gehen, wenn es ganz allmalig ausge- 

 fiihrt wird, wiihrend eine schnellere Drucksteigerung ein Zerreissen der 



