18 



ein mit oftener Capillare endendes Glasrohr geflihrt war. Die Kaut- 

 schukkorke wurden endlich noch durch Drahtbander unverrtickbar fixirt. 



Es handelt sich nun darum, die Zelle vollkommen mit Wasser zu 

 fiillen und durch dieses einen Theil des Quecksilbers im Gefass o in 

 das Sammelgefass /* zu verdrangen. Solches ist leicht zu erreichen, 

 indem man mit einer geeigneten Vorrichtung Fliissigkeit durch die 

 Capillare treibt, und dieses so oft wiederholt, bis alle Luft verdrangt 

 und Uberhaupt der soeben bezeichnete Zustand erreicht ist. Nun 

 schliesst man den Glashahn n und schmilzt die Capillarspitze ab, was, 

 indem man zuerst etwas Wasserdampf erzeugt, so bewerkstelligt wer- 

 deu kanu, dass in dem ganzen Apparate keine Luft zurtickbleibt. Der 

 Apparat wird dann, wie es aus der Figur zu ersehen ist, in eine Clivette 

 gebracht . welche Wasser oder die verdiinute Lb'sung des einen Mem- 

 branbilduers enthalt. Um die Concentration dieser unverandert zu er- 

 halten, ist die Cuvette mit Glasplatten iiberdeckt, durch welche auch 2 

 genatie Thermometer [w] geflihrt sind. Im Uebrigen wird der Apparat 

 durch Einklammern des Druckrohres s festgehalten. 



Der oberhalb des Sammelgefasses h befindliche rechtwiuklige 

 Schenkcl wurde mit einer Druckpumpe in Verbindung gesetzt und ver- 

 mittelst dieser das Quecksilber in dem Druckrohre (s) auf die gewiinschte 

 Hohe hinaufgetrieben. Nach Abschluss des Glashahues n gestattet dann 

 der Apparat aus der Scnkung der Quecksilbersiiule in dem calibrirten 

 Druckrohr die Filtratioiisschnelligkeit unter bekanntem Druck zu be- 

 stimmeu. 



Das von mir benutzte Druckrohr erlaubt die pressende Quecksilber- 

 siiule auf cine Hohe von 250 Centim. zu stcigern. Das Rohr ist aus 

 zwei Stiicken zusammengesetzt, deren Vereinigung und Communication 

 durch einen Glashahn hergestellt wird. Die Durchbohrung des Glas- 

 hahnes und Uberhaupt der ganze Schluss wird durch Fig. 3 'bei a), 

 namentlich aber auch durch Fig. 1 (a) vorgeftihrt und es ist sogleich 

 ersichtlich , dass hier kein die Schlussstlicke auseinandertreibender 

 Druck zu Stande kommt. Die Theilung in Millimeter lauft von dem 

 unteren Uohr auf das obere wciter, was bei der Vorziiglichkeit der 

 Gei sslor' schen Glashahne hiusichtlich der Druckhiihe keiuen be- 

 merklichen Fehlcr \cranlasst. Auch die Dichte des Schlusses ist. durch 

 die bekannte moisterha.ftc Arbeit Gei ssler's ') flir noch weit hohere 

 Druckc vdllkdiHTneii gc.sichert. Doch glaube ich hier die Bemerkung 



1) Allo angewandtcn Glasapparate wurden von Herm Dr. Geisaler in Bonn 

 pclVrtipt. 



